344 ALBERT TURPAIN — L'INSCRIPTION DES SIGNAUX HORAIRES DE LA TOUR EIFFEL 



ranls de l'ordre de 10 ou 20 microampères. C'est 

 l'ordre de grandeur des courants qui actionnent 

 les relais les plus sensibles, construits à l'heure 

 actuelle. Il suffit, dès lors, d'appliquer l'un de ces 

 relais au fonctionnement d'un Morse. 



Un appareil Morse peut donc fonctionner sous 

 l'influence des ondes hertziennes à longue portée, 

 au moyen de deux relais de sensibilité différente, 

 disposés en cascade. Un relai du type que je viens 

 de décrire actionnait un relai Siemens ou Claude 

 qui, à son tour, actionne le Morse. 



Les galvanomètres à cadre que j'ai construits 

 utilisent du fil de cuivre de 3/100 de millimètre de 

 diamètre. Le fîl du cadre est enroulé sans support. 

 A cet effet, l'enroulement est réalisé sur un man- 

 drin de bois recouvert d'une bande de papier for- 

 mant quelques couches. Une dernière couche est 



En suspendant le cadre, formé soit de 400 tours 

 (20 couches de 20 tours) soit de 1.200 tours (30 cou- 

 ches de 40 tours), par un bifilaire de cocon de 

 11 centimètres de hauteur, haubanné à mi-hauteur 

 par deux cocons horizontaux à tension réglable, 

 on règle aisément le couple de torsion. 



On réalise alors ainsi des dispositifs très sen- 

 sibles et revenant rapidement au zéro, qui peuvent 

 déceler des courants de l'ordre du 1/100 de micro- 

 ampère. 



On peut, à l'aide d'un de ces cadres, constituer 

 un relai. Le dispositif de contact est ainsi obtenu : 

 un petit index d'aluminium de 1 centimètre de lon- 

 gueur est fixé à l'un des coins du cadre. A cet index 

 est attaché un cocon qui, au moment du déplace- 

 ment, lire sur la petile branche d'un minuscule 

 levier d'aluminium de 10 à L'i millimôlvos de lon- 



e n o r u e t s f. ijiO i^ e t o c s p ) et s ,/. a u u a m ^ç u. .,q i ' 

 Xd' n „o /,. o r p- ,:.', 5' p ..? ..'o'' 8 " , s - _ 1 \ 3^ 8 ! 



e a n o 



f o r p 



I 3 8 I / S 



H - 3 3 



Fig. 8. — Hi'pi-odui-tion du la dcprche niétéornhjgiqui' du JO mars. — Ce radiotélégramme a été reçu au Morse à Poitiers 

 (;iOO kilomètres de la Tour Eitîeli, en même temps que les déplacements du cadre de notre galvanomètre extra- 

 sensible étaient photographiés, comme le montre le tracé de la figure, grâce au minuscule miroir (2»" X 1™") collé sur 

 un coté du cadre. 



La dépèche doit être lue de droite à gauche. Toute la première partie est en langage chiffré convenu, la prévision du 



temps en langage clair. 



faite de papier pelure. On enroule alors le fil par 

 spires contiguès, et chaque couche de fil est agglo- 

 mérée par du vernis à la gomme laque. Le cadre 

 achevé, l'enroulement muni du papier pelure est 

 retiré du mandrin. A l'aide d'un pinceau légère- 

 ment imbibé d'alcool, on détache, avec précaution, 

 la feuille de papier pelure, et on obtient le cadre 

 sans support dont, au besoin, on rectifie la forme 

 en le laissant séjourner vingt-quatre à quarante- 

 huit heures entre deux plaques de verre. Le cadre 

 est alors fretté à chaque coin au moyen d'un fil 

 d'aluminium de 5/100 de millimètre de diamètre; 

 chaque fretle présente une boucle. Les boucles 

 dont se trouvent ainsi munis les coins du cadre 

 serviront à le suspendre par un bifilaire de cocon. 

 Enfin, le cadre est muni, sur un côté, d'un miroir 

 d'oscillographe (2°"" x 1°"°) qui permettra de l'em- 

 ployer pour l'inscription photographique. 



gueur. Ce levier ne pèse pas 3 centigrammes 

 (0 gr. 02(1) ; il est fixé de manière à accroître, 

 dans la proportion de 1 à 10, les déplacements du 

 cadre. La partie inférieure de ce levier porte une^ 

 boucle de fil d'argent de 2/100 de millimètre de 

 diamètre qui vient, au moment du déplacement, 

 loucher une boucle identique portée par une vis 

 de réglage. Grâce au diamètre exlrémernent réduit 

 de ces fils d'argent, le contact est assez sûr pour 

 permettre le passage d'un courant de l'ordre de 10 

 à 20 microampères, courant qui suffit à l'entretien 

 d'un relais du type Siemens ou Claude. De plus, 

 des boucles de fils d'argent de 2/100 de millimètre 

 de diamètre sont suffisamment souples pour être 

 amenées au contact sûr par l'énergie extrêmement 

 faible des impulsions données par le cadre au 

 levier d'aluminium. 



C'est avec un S'ilvanomètre à cadre formant 



