T'CPOTESRNT 
352 ANTOINE DE SAPORTA — LES ANALYSES AGRICOLES PAR VOLUMÉTRIE GAZEUSE 
égal volume d’air qu'on mesure après affusion 
d’eau froide et rétablissement de l'égalité des ni- 
veaux. Durant l'afflux des bulles d'air en C, la 
pression primitive se maintient constante, grâce à 
Fig. 1. — Calcimètre de M. Trubert. — 1 flacon: J, J, 
jauges ; T, tube abducteur; C, cloche divisée; V, cuve en 
verre : O, robinet d'écoulement. 
un orifice d'écoulement O percé dans la cuve Vet 
obturable à volonté; elle diffère à peine de celle de 
l'atmosphère qu'on retrouve finalement. Erreur en 
somme négligeable : quelquefois, l'erreur causée | 
par les fractions de bulles impuissantes à vaincre la 
2.— Calcimètre de M. A. Bernard. — F, flacon à réac- 
tion; C, tube mesureur; B, boule mobile. 
pression liquide l'est moins, mais on peut l'appré- 
cier. 
Au contraire, le modèle de M. Bernard (fig. 2) 
donne des indications continues. L'air déplacé par 
les bulles en F afflue directement au haut du tube 
mesureur C, et l'observateur doit surtout se préoc- 
cuper de maintenir à l'élévation voulue la boule 
mobile B dans laquelle s'accumule l’eau refoulée, 
de manière à rétablir sans cesse l'égalité des ni- 
veaux. 
Quoique remplissant parfaitement le but en vue 
duquel il à élé créé, l'appareil primitif peut être 
perfeclionné sans grands frais, mais avec avantage, 
de façon à en développer l'emploi. Nous con- 
seillons d'ajouter 
au bouchon du 
vase à réaction un 
petit robinet en 
cuivre  normale- 
ment fermé, mais 
qui, ouvert un mo- 
ment après l'en- 
foncement du bou- 
chon, permet l’ex- 
pulsion de Pair 
comprimé par la 
fermeture. Il est 
bon aussi de mu- 
nir le calcimètre 
d'une tige verli- 
caleenlailon,amo- 
vible à volonté, qui 
sert, non seule- 
ment à guider la 
poire mobile dans 
son mouvement 
de descente, mais 
surtout à la fixer 
à la hauteur vou- 
lue au moyen 
d’une vis de pres- 
sion. Avantage 
très appréciable, 
cetle disposition 
permet aussi de 
conserver jus- 
qu'à une nou- 
Fig. 3.— Acidimètre-tartrimètre per- 
fectionné à réglette mobile. — NH, 
flacon à réaction; 1,robinet ; DD'D*, 
tube abducteur; N, tube mesureur; 
C, boule mobile; E F G, tubes pa- 
rallèles accessoires; R, réglette; V, 
vis de pression. 
velle opération la trace de l'ancienne, ce qui ne se 
pouvait dans le calcimètre primitif. 
L'instrument que construit M. Delporte fonc- 
tionne avec encore plus de commodité et d'exaeli- 
tude (fig. 3). Il est muni de deux petits tubes pa- 
rallèles EFG permettant un parfait réglage, et la 
descente comme l'ascension de la poire mobile Cse 
réalisent au moyen d'un cordon suspenseur s’en- 
roulant sur un tambour. 
Il existe bien d'autres appareils calcimétriques: 
mais il serait trop long de les énumérer tous, soit 
que leur délicatesse ou leur prix les relèguent dans 
les laboratoires techniques, soit que leur emploi, 
