426 
vaux personnels. Une nouvelle et brillante carrière 
scientifique semblait s'ouvrir devant lui. 
Il venait de publier la première partie d’un travail 
sur la tourmaline; mais une maladie foudroyante l'a 
surpris et terrassé au moment où il s’apprètait à ter- 
miner son Mémoire. 
Physicien de grand mérite, Soret élait aussi un pro- 
fesseur consciencieux et distingué et un excellent rec- 
teur. Par son esprit conciliant, par la rectitude de son 
jugement, par sa modestie, Soret était un noble carac- 
tère. C'est par ces hautes qualités, jointes à une science 
profonde, qu'il s'était acquis la sympathie et la con- 
liance de tous ceux qui l'ont approché. 
H. Fehr, 
Professeur à l'Université de Genève. 
$ 3. — Electricité industrielle 
Les oscillographes « Duddell ». — En raison 
de l'usage, de jour en jour plus répandu, des courants 
alternatifs, tant pour l'éclairage que pour la transmission 
d'énergie, il est de la plus grande importance pour l'ingé- 
nieur-électricien de connaitre les formesd'ondes des cou- 
rants alternatifs qu'il emploie. Par exemple, des moteurs 
à courant alternatif, qui donneraient un très grand ren- 
Fig. — Schéma de l'oscillographe Duddell. — N, S, pôles 
de l’aimant; s, s, ruban de bronze phosphoreux, replié 
autour de la poulie P; K, bloc; L, pont. 
dement avec certaine forme d'onde, peuvent n'avoir 
qu'un très faible rendement ou peuvent même refuser 
tout à fait de marcher avec une autre forme. Le ren- 
dement des transformateurs dépend aussi, dans une 
cerlaine mesure, de la forme de l'onde; et bien des 
ingénieurs, qui sont disposés à faire de fortes dépenses 
pour obtenir une légère augmentation du rendement 
de leurs transformateurs ou moteurs, ne se rendent pas 
compte des économies sérieuses qu'ils pourraient réali- 
ser en choisissant une forme d'onde convenable. Ainsi, 
on à trouvé que le rendement lumineux (lumière par 
, 
walt) de l'arc à courant alternatif est de #4 °/, plus 
CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 
fort avec une courbe de force électromotrice à sommets 
aplatis qu'avec une courbe à sommets aigus. Au con- 
traire, les transformateurs acquièrent le plus fort ren- 
dement lorsque la forme d'onde est à sommets aigus. 
En outre, la rupture de cäbles à haute tension et à 
extra-haute tension, qui entraîne de sérieuses pertes 
pécuniaires, est souvent due à des phénomènes de 
résonance qu'on peut éviter par une étude préalable 
de la forme de l'onde. 
On comprendra donc toute l'importance d’une bonne 
méthode d'observation et d'analyse de la forme de 
l'onde d'un courant alternatif ou d'une différence de 
potentiel. Nos lecteurs connaissent les principaux oscil- 
lographes actuellement en usage pour résoudre le pro- 
blème'. Un appareil nouveau semble apporter une 
solution plus précise: c’est l'oscillographe Duddell, dont 
la construction a été confiée à la Cambridge Scientific 
Instrument C°, qui en fabrique de quatre types dif- 
férents. 
Cet instrument, qui est, somme toute, une forme 
très perfectionnée de galvanomètre à bobine mobile, 
présente, sur les autres appareils employés actuelle- 
ment pour l'observation et l'enregistrement de courants" 
variables et de différences de potentiel, divers avan- 
tages. Il consiste essentiellement en un galvanomètre 
d'Arsonval combiné, soit avec un miroir rotalif ou 
vibrant, soit avec une pellicule photographique mo- 
bile ou une plaque photographique à déclanchement.- 
Le schéma ci-contre (fig. 1) représente la partie 
galvanométrique de l'instrument et le principe d’après 
lequel il travaille. Dans l’étroite ouverture séparant 
les pôles N, $S, d'un puissant aimant, sont tendus deux 
conducteurs parallèles s, s, formés en repliant sur lui- 
même un ruban de bronze phosphoreux autour de la 
poulie P, laquelle est reliée à une légère balance à 
ressort. Les rubans sont fixés par leurs extrémités 
inférieures sur un bloc K, et ils sont maintenus en 
position à leur partie supérieure par le pont L. En 
modifiant la tension sur le ressort tendant la boucle 
de bronze phosphoreux, la périodicité de l'instrument 
peut être variée à volonté. Chaque tirant de la bouclem 
passe par une ouverture séparée (qui ne figure pas sur 
le schéma) dans le circuit magnétique. Les interstices 
entre les parois des ouvertures et du ruban mobile ne 
sont que de 38 millimètres. Ces ouvertures sont rem- 
plies au moyen d’une huile visqueuse, sur laquelle est 
placée une lentille maintenue en position entièrement 
par la tension superficielle de l'huile, et servant à son 
tour à maintenir l'huile en place. La fonction de l'huile 
consiste à amortir les mouvements des rubans. Un 
petit miroir marqué M est fixée à la boucle, comme 
on le voit. Le passage d’un courant au travers de l’une 
de ces boucles a pour effet de faire avancer l’un des 
tirants, tandis que l’autre recule, de sorte que le miroir 
tourne autour d’un axe vertical. Dans l'instrument du 
type à haute fréquence, la période naturelle de vibration 
de la boucle est de 1/10.000° de seconde, et, les inters- 
tices élant, comme nous l'avons dit, extrêmement 
faibles, l'effet amortissant de l'huile est si fort qu'on 
peut être certain que l'instrument donnera des résul- 
tals exacts, même lorsque la périodicité du courant 
à vérifier est supérieure à 300 périodes par seconde. 
De petits plombs fusibles placés sous les boucles protè- 
gent celles-ci en cas de courant excessif accidentel. Les 
fusibles sont constitués par des fils très minces, ren- 
fermés dans des tubes en verre maintenus en position 
au moyen de crampons à ressort. 
Le rayon lumineux réfléchi par le miroir M est recu 
sur un écran ou plaque photographique, la valeur 
instantanée du courant étant proportionnelle au dé- 
placement linéaire de la tache de lumière ainsi formée. 
Avec des courants alternatifs, la tache de lumière 
oscille çà et là, suivant les variations de courant, et 
{ Voir A. Bconpez : L'inseriplion directe des courants 
électriques variables, dans la Revue des 15 et 30 juillet 1901. 
