1 
(SE 
(2 
Bien qu'ayant séjourné dans l’Aïr pendant la saison 
la plus chaude de l’année, M. Foureau n’a jamais me- 
suré, au thermomètre-fronde, 50°. Il est permis de 
douter que les deux ou trois observations que l'on cite, 
et où la température aurait dépassé 50°, aient été faites 
dans de bonnes conditions, et, jusqu’à nouvel ordre, on 
peut considérer cette valeur de 50° comme la limite 
supérieure extrême des températures que l’homme est 
appelé à supporter. 
$ 3. — Électricité industrielle 
Nouveaux fréquence-mètres pour ceou- 
rantis ondulatoires. — On s'est beaucoup attaché, 
depuis quelque temps, à obtenir la constance de la 
9#. 95 36 
9# 95 936 
Fig. 1. — Evaluation des fractions d'alternance d'après 
o 
GE . . « . CMS 
l'amplitude relative des vibrations des anches voisines. 
fréquence normale dans les stations centrales à cou- 
rants alternatifs, notamment triphasés: non seulement 
parce que le nombre des inversions de pôles exerce 
une influence sur l'efficacité des transformateurs, ainsi 
que sur les indications de tous les instruments de 
mesure basés sur l’'aimantation des fers doux, mais 
aussi en vue d'arriver à une exploitation plus ration- 
nelle, en évitant l'élévation inutile de la tension des 
machines par une trop grande fréquence. 
Dans les laboratoires, bureaux d'épreuve, d’étalon- 
FA 
#hasbogoesuas 
UN er | 
CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 
Le fonctionnement de ces appareils repose sur le 
principe de la résonance électro-acoustique. Suivant 
l'usage auquel ils sont destinés, les fréquence-mètres 
Hartmann et Braun contiennent un nombre plus ou 
moins grand d’anches ou languettes, accordées chacune 
sur un nombre déterminé de vibrations et disposées 
en une suite tonique. 
Sous l’action d’un couple d'aimants, qui peuvent être 
excités par un courant alternatif ou par un courant 
continu intermittent, dont il s'agit de déterminer la 
fréquence, l’anche dont le nombre de vibrations cor- 
respond le mieux à la fréquence du courant excitateur 
entre seule en résonance; celle-ci est distinctement 
perceptible à l'œil et à l'oreille. 
L'amplitude maximum de vibration n'est atteinte 
que par une seule anche, celle qui correspond exacte- 
ment à la fréquence du courant; si la fréquence 
tombe dans un intervalle, il y a deux anches qui 
vibrent à demi-amplitude, tandis que les autres restent 
au repos. Une graduation permet de lire le nombre 
d’alternances sur l'anche même, de sorte qu'on n’a pas 
besoin de beaucoup de pratique, ni d’être musicien 
pour se servir de ces instruments. 
Le schéma de la figure 4 montre qu'il est possible 
de déterminer jusqu'à des fractions d'alternances. 
Voici, plus exactement, comment fonctionne le fré- 
quence-mètre : Prenons, par exemple (fig. 1), trois 
languettes dont les périodes de vibrations sont respec- 
tivement de 94, 95, 96. Si la fréquence du courant est 
94 1/2, les languettes 94 et 95 vibreront avec une am- 
plitude égale; si la fréquence est 95, la languette 95 
vibrera beaucoup plus fortement que 94 et 96, dont 
les amplitudes de vibration seront égales ; enfin, si la fré- 
quence est 95 1/4, la languette 95 vibrera plus fort que 
96, et 96 plus fort que 94. 
Les fréquence-mètres à résonance se divisent en 
deux espèces d'appareils : 4° appareils à résonance 
électro-optique; 2° appareils à résonance électro- 
acoustique. MM. Hartmann et Braun ont combiné ces 
deux espèces d'instruments. 
Les fréquence-mètres électro-optiques sont ceux au 
DRE + m2 À ro e BR AO 
CRANKEURT À ba 
RARES à Nr 
Fig. 2. — Tonomètre électro-acoustique (Fréquence-mètre pour démonstrations). 
nage, elc., un fréquence-mètre (que l'on peut inter- 
caler dans un circuit, n'importe où, comme une simple 
lampe à incandescence, et qui peut, par conséquent, 
servir d'indicateur à distance) présente certainement, 
au point de vue de la facilité de son emploi et de la 
la sureté de ses indications, de notables avantages sur 
les tachimètres. Les fréquence-mètres ont également 
une importance particulière par leur emploi comme 
indicateurs à distance de tours et de vitesse. 
Pour répondre à ce besoin, la Société anonyme 
Hartmann et Braun, à Francfort sur le Main, bien 
connue pour la fabrication de ses instruments de phy- 
sique, vient de créer de nouveaux fréquence-mètres 
{rès sensibles, 
moyen desquels on découvre le point de ‘résonance 
uniquement par la vue des fortes vibrations des lan- 
guettes, qui apparaissent dans une petite fenêtre. Les 
fréquence-mètres électro-acoustiques sont ceux qui 
décélent le point de résonance par l'émission d'un 
son aiqu, produit par les vibrations de languettes 
entourées par un encadrement fixe, comme c'est le 
cas dans un harmonium. 
La forme la plus simple de ces appareils est le /on0- 
mètre électro-acoustique (fig. 2). Cet instrument (dont 
on se sert surtout pour les démonstrations) est cons- 
titué par trente-six languettes sonores (anches) dispo- 
sées en clavier sur un socle. Devant cette rangée 
d'anches, on fait circuler un couple d’aimants fixés 
