trust 
CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 
759 
sur un chariot, jusqu'au moment où le son produit 
par les vibrations atteint son maximum d'amplitude. 
Les chiffres qui figurent au-dessus des anches indi- 
quent la fréquence 
du courant. 
Pour les besoins 
de la pratique, MM. 
Hartmann et Braun 
ont construit un fré- 
quence-mètre plus 
maniable (fig. 3), au- 
quel ils ont donné le 
nom de fréquence- 
mètre optique et 
acoustique. Dans cet 
instrument, les an- 
“ches sont disposées 
en cercle sur une 
boîte de résonance. 
Un bouton permet 
de faire tourner la 
série d’anches de fa- 
con à la faire pas- 
ser devant les pôles 
d'un couple d'ai- 
mants feuiletés, qui 
peuvent être écartés 
de manière à com- 
prendre entre eux 
trois ou cinq an- 
ches. L'anche dont 
la période corres- 
pond à la fréquence 
du courant passant 
par les aimants en- 
tre vivement en vi- 
bration en produi- 
sant un son aigu, et 
l'index de l'instru- 
ment montre le chiffre de la fréquence. En outre, 
les languettes (anches) sont pourvues d'un petit pa- 
villon qui facilite les constatations optiques. 
Pour le contrôle de 
dynamos ou d’interrup- 
teurs qui doivent mar- 
cheravecune fréquence 
normale déterminée, on 
se sert d’un fréquence- 
mètre simplifié. Celui- 
ci ne comporte que 
douze languettes, dont 
six sont accordées au- 
-dessous, et six autres 
au-dessus de la fré- 
quence normale. L'ac- 
* cord peut être réglé en 
demi-alternances ou en 
alternances complètes. 
L'appareil n’a pas de 
languette  correspon - 
dant à la fréquence nor- 
male, qu'il s'agit de 
maintenir constante ; 
mais on reconnait que 
ce nombre est atteint 
lorsque les deux anches 
voisines ont la même 
amplitude de vibration ; 
les variations de fré- 
quence se manifestent 
par la résonance d'une 
anche plus grave ou 
plus aiguë. 
. Sur le même principe, les constructeurs ont aussi 
imaginé un contrôleur de fréquence avec avertisseur 
(tig. 4). Cet instrument comporte douze languettes, dont 
quatre seulement sont visibles dans les fenêtres du 
+, 
9 
Fig. 3. — fréquence-mètre électro-acoustique. 
Zütief 
HARTMANH & BRAUN À G FRANKEURTY/M 
— Appareil de contrôle de fréquence avec avertisseur. 
cadran. Dans la fenêtre supérieure vibrent les deux 
languettes dont la tonalité est plus haute, dans la 
fenêtre inférieure, les deux languettes dont la tonalité 
est plus basse que la 
fréquence normale. 
On voit donc im- 
médiatement si la 
fréquence normale 
est où non mainte- 
nue. Les huit autres 
languettes ont pour 
but d'actionner, en 
cas de fluctuations 
dépassant 1 °/,,deux 
leviers qui soutien- 
nent des disques-si- 
gnaux. Lorsque la 
fréquence est nor- 
male, les fenêtres 
triangulaires sont 
complètement blan- 
ches. Si elle s'élève, 
le levier intéressé 
fait apparaître dans 
la fenètre supérieure 
un disque rouge et 
établit un contact 
qui peut, s'il le faut, 
mettre en circuit un 
signal d'alarme in- 
dépendant. Dès que 
la fréquence nor- 
male est rétablie, 
soit d'elle-même, soit 
par suite d'un ré- 
glage, le levier re- 
prend sa position 
première, l'annon- 
ciateur s’efface, ‘la 
fenêtre redevient blanche, et le signal d'alarme est 
retiré du circuit. La même chose se passe pour la 
fenêtre inférieure, où apparaît un disque vert dans 
le cas où la fréquence 
s'abaisse. 
L’avertisseur peut 
ètre constitué par des 
sonneriesélectriques de 
timbres différents, soit 
par une sonnerie et 
deux lampes à incan- 
descence de couleurs 
différentes, avec inter- 
calation éventuelle d’un 
relais. 
L. Ramakers. 
$S 4. — Chimie 
physique 
L'effet chimique 
des rayons catho- 
diques. — Dans un 
travail récemment pu- 
blié dans la Physikalis- 
che Zeitschrift (n°12), 
M. E. Bose étudie le cas 
le plus simple de l'effet 
chimique des rayons 
cathodiques, en vue 
d'établir si la conver- 
sion due à ces rayons 
est bien un effet pure- 
ment électro-chimique, 
suivant la loi de Faraday. Dans un appareil approprié, 
permettant d'exposer dans le vide une grande surface 
d’électrolyte (environ 200 centimètres carrés) à un 
rayonnement intense sans se servir d’électrodes in- 
