’ 
D° ZACHARIE TREVES — IDÉES NOUVELLES EN ERGOGRAPHIE 
825 
pi 
ément le doigt, de façon à ne pas imprimer au 
Hoids une force vive par laquelle il acquière une 
tesse à lui, indépendante de celle de la phalange. 
phe (fig. 1) m 
# 
a barre de fer L fixée sous la table de l'ergo- | 
menlateur si le soulèvement a été complet et qui le 
renseigne sur la nécessité ou non de diminuer le 
poids. 
La ficelle destinée à soulever les poids passe 
dans la gorge de la poulie P et y est attachée 
(fig. 2). À cette poulie, dont l'axe de rotalion 
coïncide avec celui du doigt, j'ai appliqué un 
loquet à levier S; ce loquet fait fonctionner 
le numéra- 
teur N loutes 
les fois 
ravail maxi- 
que 
le doigt par- 
vient à un de- 
gré détermi- 
né de flexion. 
Afin que le lo- 
œum, sans li- quelSrre- 
iter l’am- prenne sa po- 
_ pleur des silion initiale 
mouvements etpuisse ainsi 
successifs. fonctionner, 
Celle-ci étant, } Hess Détails de l'appareil ergographique. — F, frein; il faut que le 
dansune cour SR OL PR 
be de ce gen- 
re, pratiquement constante, il n'est plus néces- 
Saire de l'enregistrer; il suffit de connaitre Île 
mombre des soulèvements exécutés avec les poids 
successifs, et de savoir de combien de centimètres 
on a soulevé chaque fois le poids; si nous con- 
naissons aussi le temps, nous aurons tous les élé- | 
ments nécessaires pour établir la quantité de tra- 
_vail extérieur 
accompli et la 
puissance du 
muscle. J'ai 
done suppri- 
mé l'appareil 
graphique, el 
j'airéduittout 
L'ergographe 
à une seule 
| table de 35 
| Sur 65 centi- 
| mètres, un 
peu plus large 
au bas (40 sur Fig. 
710 centimè- 
tres), afin d’en augmenter la solidité et la résis- | 
tance aux chocs inévitables que cause la chute du | 
poids. La longueur totale de la barre L est de 
55 centimètres: la hauteur de la table (1 mètre 
environ) permet au sujet de travailler debout ou 
bien assis, selon les cas. é 
On peut placer à différentes hauteurs, sur le 
parcours vertical de l'extrémité e de la barre L, un 
simple interrupteur électrique i qui avertit l'expéri- 
3. — Détails de l'appareil ergographique vu de derrière. 
de complète- 
ment le doigt en position de repos. 
J'ai placé à l'extérieur de la poulie P une roue de 
laiton R (fig. 2 et 3), finement dentelée à sa péri- 
phérie, annexée à une roue de bois R, du même 
diamètre, et folle sur le même axe que celui de la 
poulie P ; la roue de bois supporte un ruban sans 
fin gradué en centimètres (longueur, 90 centimètres). 
La poulie P 
porte un ta- 
quet de déten- 
te n (fig. 3), 
qui saisit la 
roue R à la 
périphérie et 
l'entraine 
dans le mou- 
vement de ro- 
tation impri- 
mé par la 
flexion à la 
poulie. Le dé- 
veloppement 
, durubannous 
apprend l'extension du soulèvement en cen- 
timètres. J'ai dû cependant ajouter une courte 
plaquette en laiton, convenablement recourbée, de 
la largeur de 1 centimètre environ, qui éloigne le 
taquet » de la roue R sur le parcours de 0,07 envi- 
ron, afin d'éviter que la roue même rebondisse par 
la chute du poids. Cette plaquette occuperait dans 
| la figure 3 la place de la plaquette plus longue Q,, 
dont Je parlerai tout à l'heure. 
