1056 
ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES 
La méthode d'extinction de l’auteur diffère entière- 
ment des méthodes ordinaires; elle s'appuie sur 
l'emploi d'un condensateur CG (fig. 1), lié conductive- 
ment aux extrémités du fil du galvanomètre G, tandis 
que E représente une source d'électricité faisant naîlre 
une différence de potentiel quelconque entre les points 
P et P,. Supposons que la masse de la partie mobile 
du galvanomètre soit zéro et que les causes de l’extinc- 
— Schéma du 
galvanomètre; C, condensateur; E, source d'électricité. 
Fig. 1. 
G 
dispositif de M. Eïinthoven. — 
tion du mouvement disparaissent. Si, dans ce cas, la 
capacité du condensateur est zéro, la création soudaine 
d'une différence de potentiel entre P et P, sera cause 
d’un déplacement soudain du galvanomètre vers la 
position correspondante d'équilibre ; au contraire, dans 
le cas d’une certaine capacité initiale, un certain temps 
s'écoule avant que l'aiguille acquière sa déviation. La 
manière dont se meut le fil de quartz du galvanomètre 
dépend entièrement de la manière dontle condensateur 
se charge ou se décharge. On trouve la relation 
t 
1— 1e ee 
où a et À représentent la déviation au temps 4 et la 
déviation finale, e et w étant la capacité du conden- 
sateur et une certaine résistance. La quantité we—T 
est la constante de temps de la déviation. En enre- 
gistrant les déviations sur une plaque se mouvant avec 
une vitesse constante, on obtient une courbe corres- 
pondant à une fonction exponentielle. Les constantes 
de cette courbe dépendent de la vitesse du mouvement 
de translation de la plaque, de l'amplitude des oscilla- 
E—— G | 
E 
B 
R 
A1 
|]! Il 
É (ll } f 
Fig. 2. — Méthode d'extinction des oscillations d'un galva- 
nomètre, — G, galvanomètre; GC, condensateur; E, pile; 
S, interrupteur; À, B,R, résistances. 
tions et de la valeur de T. En modifiant w et €, on 
augmente ou diminue la valeur de T ; en d’autres termes, 
on peut ralentir ou éteindre les oscillations du galva- 
nomètre autant qu'on veut. Ces considérations s’ac- 
cordent avec les résultats des observations faites par 
l'auteur et dont larrangement est indiqué par la 
figure 2, où E représente une pile, S un interrupteur, 
G le galvanomètre à corde, C le condensateur et A, B, 
R des résistances. Dans les diagrammes (fig. 3), chaque 
division du réseau correspond quant à l'abscisse à 
100 onde, et à l'ordonnée à T0 
ampère. La ferme- 
ture et l'interruption du courant se faisaient automati= 
quement à l’aide d’un appareil lié à la plaque mobiles 
Dans le premier diagramme, la capacité du condens 
sateur était zéro; la corde vibrante exécute des oscilläs 
tions d'une période de 1,3 millimètre; ces mouvemen: 
sont éteints en intercalant une certaine capacité dant 
le condensateur. Dans le second diagramme, la capaciti 
de 0,94 microfarad fait trouver T = 85; dans le troisième 
une capacité de 0,2 microfarad correspond à T=—1,6a 
où 5 — seconde, 
1 
1.000 
3° SCIENCES NATURELLES. — M. C.-A.-J.-A. Oudemans” 
Leptostroma austriacunr Oud. et Hymenopsis Typhaë 
(Fuck.) Sace. La première des deux espèces est uné 
Leptostromacée vivant sur les aiguilles arides de Pinus 
austriaca; la seconde est une T'uberculariacée propré 
aux pétioles de T'ypha latifolia. — M. Oudemans pré- 
sente encore : Sclerotiopsis pityophila (Corda) Oud 
une Sphaeropsidée engendrée par les aiguilles de Pin 
silvestris. — M. K. Martin présente au nom de M. Eug 
DRE 
Fig. 3. — Diagrammes d'extinction d'un galvanomètre avec 
diverses capacités du condensateur. 
Dubois : Sur un équivalent du Cromer-Forest-Bed 
aux Pays-Bas. — Ensuite M. Martin présente la thèse 
de M. H.-G. Jonker : « Bijdrage tot de kennis der 
sedimentaire zwerfsteenen in Nederland » (Contribu- 
tion à la connaissance des pierres erratiques sédimen- 
taires aux Pays-Bas). — M. H.-J. Hamburger présente 
le tome III de son traité : « Osmotischer Druck und 
lonenlehre in den medicinischen Wissenschaften, # 
zugleich Lehrbuch physikalisch-chemischer Methoden » 
(La pression osmotique et la théorie des ions dans les 
sciences médicales, en mème temps Manuel des mé- 
thodes physico-chimiques). — M. A.-A.-W. Hubrecht 
présente au nom de M. Th. Ziehen : Beiträge zur 
Entwicklungsgeschichte des Gehirns von Tarsius 
spectrum (Contribution à l'embryologie du cerveau de. 
Tarsius spectrum). — M. C. Winkler présente au nom 
de M. L.-J.-J. Muskens : Sur les dégénérations dans 
le système nerveux après l'enlèvement du « floceulus 
cerebelli ». P.-H. SCHOUTE. 
Le Directeur-Gérant : Louis OLIVIER. 
TP RER RER OU RS DAT ER 
Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette 
