Neuer Lichteinlass -Ajiparat. 



179 



Um die Rollen r und h gehen wo nöthig endlose Schnüre in das Zimmer, wo sie durch andere 

 Rollen gespannt erhalten werden, die sich um die Enden federnder Dräthe drehen. Damit sie nicht aus 

 den Nuthen fallen, werden sie in denselben durch drei Paar Dräthe abgesperrt, wie p Figur 1 einen 

 zeigt. Er ist doppelt rechtwinklig gebogen und hat unten ein Gewinde, das, wenn es im Laufe der Zeit 

 locker wird, ein Tieferschrauben gestattet. 



Der Apparat kann auch in Zimmern dienen, die an der Schattenseite liegen, wenn man nur im 

 Stande ist ausserhalb der Schattengränze einen tauglichen Standpunkt auszumitteln; denn die Schnüre 

 können auch durch Stopfbüchsen in das Zimmer geführt werden. (Vulcanisirtes Kautschuk schlösse sieh 

 an dünne Dräthe sehr gut an, die man innerhalb der Stopfbüchsen verwenden könnte.) Ein solcher Licht- 

 einlass-Apparat (etwa mit einem silberplatirten oder Weissblechspiegel) wäre vielleicht auch für das 

 gewöhnliche Leben nützlich, um Arbeiten, die viel Licht brauchen, in sonst zu finstern Stuben zu ermög- 

 lichen, und könnte dann noch einfacher ausfallen. — Der Drathy ^ Figur 2, 

 welcher die Neigung des (in der Zeichnung weggelassenen) Spiegels durch 

 Auf- und Abwickeln der Schmu- Ä reguHrt, kann hier in der Tragsäule/ 

 unveränderlich befestigt sein, und dem zum Tragen desselben dienenden 

 Gabelgestelle n n' n" als Drehungsaxe dienen. Mittelst einer einzigen um die 

 Rolle 7- geschlungenen Schnur kann man dann den Spiegel so oft vorwärts 

 und rückwärts drehen, bis er neben der gehörigen Azimuthal-Stellung auch 

 die nöthige Neigung hat, welche letztere auch später durch eine oder mehre 

 ganze Drehungen beliebig vergrössert oder verringert werden kann. Natür- 

 lich könnte letzteres dann nur absatzweise geschehen, das hätte aber desto 

 weniger zu bedeuten, je kleiner der Durchmesser des Drathes f ij im 

 Verhältnisse zu dem Hebelarme wäre, auf den der Faden k unmittelbar 

 wirkt. 



Die Rolle r muss hier so wie beim eigentlichen Schul -Heliostaten 

 etwas gross sein, weil sonst der Spiegel desto grössere Sprünge macht, je 

 grösser die Reibung ist. Es ist daher gut den Zapfen q (Fig. 1) von Metall zu 

 machen oder doch mit Metall zu bekleiden, auch wird er nicht so unnöthig 

 dick gemacht, wie ihn die Zeichnung der Deutlichkeit wegen zeigt. 



Mein Apparat kostet übrigens nicht mehr als etwa 4 fl. C. M. ; freilich ist der SYjZöllige weisse 

 Spiegel nur ordinär, und der schwarze besteht sogar nur aus einer mit Leinölfarbe geschwärzten Fenster- 

 scheibe, doch ist das Ganze sonst von polirtem Ahornholz recht nett gearbeitet, und dürfte besser, 

 sicherer und länger functioniren, als mancher andere Apparat, der das Zwanzigfache kostete. Anfertigen 

 kann man ihn überall, wo Drechsler und Tischler zu haben sind. 



ÜBER DIE VERÄNDERUNGEN, WELCHE DER CAPILLAR- 



STAND DES QUECKSILBERS DURCH DIE TEMPERATUR ERLEIDET. 



VON PROF. FR.iNREMIEIM. 



Die benetzenden Flüssigkeiten stehen in Haar- Röhren in einer höhern Temperatur niedriger; ich 

 wünschte diese Erscheinung auch bei dem Quecksilber zu verfolgen, welches in den engen Röhren niedri- 

 ger steht als in den weiten. Aber der Apparat, der sich dort gut bewährt hatte (Journal für praktische 

 Chemie 1825, XXIU, 40 und Pogg. Ann. 1827, LXXII, 71), war für das Quecksilber ungenügend. 

 Die der Luft ausgesetzte Oberfläche des Quecksilbers und Glases erlitt eine Veränderung, wodurch es 

 nicht nur leicht seine Beweglichkeit verlor, sondern auch, wenn dieses der Fall nicht war, sein Berührungs- 

 winkel mit dem Glase sich veränderte und die Wölbung sowohl wie die Capillar-Ditferenz ganz andere 

 Werthe erlangte. Es wurde als nothwendig erkannt, die Oberfläche des Quecksilbers von der Atmosphäre 

 abzuschliessen und den Raum, der beide Arme verband, entweder luftleer zu machen oder mit einem 

 künstlichen Gase zu füllen. 



