25 



sehn dürfen. Bei mehrere Fufs langen und oft mehrere Zoll 

 dicken Kisenslangen, wie man sie zu Eleclromagneten anwendet, 

 die aufserdem hufeisenförmig umgebogen sind, darf aber nicht 

 von vorn herein angenommen werden, dafs alle Theile derselben 

 einen gleichen Grad der Weiche haben, auch lassen sich nur bei 

 geraden Stangen, wo man den Dralh in die Gänge einer richtig 

 geschnittenen Schraube winden kann, diese Windungen vollkom- 

 men gleichförmig anlegen. Die einander compensirenden Spira- 

 len geben ein vortrefiliches Mittel an die Hand, die hier ange- 

 regten Fragen zu beantworten. 



Ein umsponnener Kupferdrath wurde In 2 Spiralen von 60 

 Windungen geschlungen, die durch ein langes gerade fortlaufen- 

 des Ende mit einander verbunden waren. Jede dieser Spiralen 

 wurde auf einen der Pole eines 22 Zoll langen 14 Linien dicken 

 Electromagneten geschoben, welchen ein 2-j Linien dicker Kupfer- 

 drath In 60 Windungen umgab. Nachdem die Compensatlon der 

 Spiralen nahe an den Enden des Electromagneten am Galvano- 

 meter ermittelt worden, wurde die eine Spirale bei unveränderter 

 Lage der andern an einer der Mitte nähern Stelle angebracht 

 und die Verbindung des Electromagneten mit der galvanischen 

 Kette aufgehoben. Sogleich zeigten sich starke Ablenkungen und 

 «war Im entgegengesetzten Sinne, wenn die vorher von der IVIItte 

 entferntere Spirale nun die Ihr nähere wurde. Die Ablenkungen 

 geschahen Im Sinne der der Mitte genäherten Spirale. Sie hingen 

 aber nicht von den etwa ungleichen Windungen des Drathes ab, 

 denn als dasselbe als Electromagnet benutzte Hufeisen darauf als 

 Anker eines kräftigen Electromagneten angewendet wurde, wurde 

 die an bestimmten Stellen erreichte Compensatlon durch Verschieben 

 der einen Spirale sogleich aufgehoben. Da bei diesem Verfahren 

 das Abziehen unsicher ist, so wurde der Electromagnet durch 

 Wegnahme des Verblndungsdrathes von der galvanischen Kette 

 getrennt. Diese Methode bietet demnach ein sehr einfaches Mit- 

 tel dar, die an verschiedene Stellen eines Electromagneten ver- 

 schiedene Inducirende Kraft zu messen, da durch Vervielfältigung 

 der Windungen nach bekannten Gesetzen die gestörte Compen- 

 satlon wieder erreicht werden kann. Auch kann man die durch 

 die Anzahl der Drathwindungen noch nicht vollkommen erreichte 



