28 



ralen alternirend verbunden {ab de). Dadurch erhält man den 

 hierbei stattfindenden Einflufs des Drathes. Endlich kann man 

 beide Wirkungen vereint erhalten, wenn die Lage der Eisenkerne 

 die anfängliche bleibt, die Verbindung der Spiralen aber alterni- 

 rend ist. Das Aufhören oder Forlbestehen der Compensation Ist 

 das Prüfungsmittel. Einzelne dünne Eisenstäbe, parallel neben 

 einander in die eine magnetisirende Spirale hineingelegt, während 

 eine Stange gleicher Länge und gleichen Gewichts In der andern 

 liegt, oder hintereinander liegende Stücke gleicher Dicke, deren 

 Gesammtgewicht dasselbe ist als das des zusammenhängenden Ei- 

 senkerns der andern, geben auf gleiche Weise eine Entscheidung 

 darüber, welche Form des Eisens die vortheilhafteste sei. 



Darauf beschrieb Hr. Dove eine Thermosäule, welche er 

 Parallelsäule nennt. 



Bei der gewöhnlichen Construction der für Leitungswärme 

 bestimmten Thermosäulen, wie sie Nobill angegeben hat, endi- 

 gen die abwechselnden Enden In 2 horizontalen Flächen. Dies 

 ist sehr unbequem, wenn man durch Thermometer die an den 

 abwechselnden Enden stattfindende Temperatur messen, oder die 

 Koch- oder Schmelzpunkte zweier Substanzen anwenden will. 

 Die Parallelsäule beseitigt diesen Übelstand. Ein horizontaler 14 

 Zoll langer 17 Linien breiter durch einen Achsenschnitt entstan- 

 dener halber Cylinder von einer isolirenden Substanz Ist mit 100 

 gebogenen Eisen- und Platindräthen bedeckt, welche seine Peri- 

 pherie in der Weise berühren, dafs alle Eisendräthe In einer 

 rechts, alle Platindrälhe in einer links gewundenen Spirale liegen, 

 die zusammengeflochtenen unten gleichweit hervorragenden En- 

 den aber zwei der Achse des Cylinders parallele Linien bilden. 

 Diese tauchen in 2 ebenso lange 1\ Linien breite hartgelöthete 

 Messinggefäfse zur Aufnahme des Öls oder einer andern Flüssig- 

 keit ein, unter welchen sich eben so lange Kästchen mit Schie- 

 bern befinden, um als Lampen zu dienen. Die Temperatur in 

 den obern Kästchen kann nun leicht durch Thermometer bestimmt 

 werden. Diese Construction bietet aufserdem den Vortheil, dafs 

 man durch Verschieben der Kästchen eine beliebige Anzahl Paare 

 in Wirksamkeit setzen kann, wobei die ausfallenden Paare als ver- 

 längerte Poldräthe dienen. Eine Holzleiste an der obern Seite 



