261 



Die Bestimmung des Unterschiedes der geraden Aufsteigung 

 von Y[ Urs maj., ß Urs min., a und «y Urs maj., a Persei, »y Dra- 

 con, a Cassiopejae, a und ß Cephei, gegen die übrigen Haupt- 

 sterne, giebt als wahrscbeinllchen Fehler einer Beobachtung bei 

 5 Faden ..o"o55 in Zeit. 



Für die Höbenmessung hat das Instrument an den beiden 

 Axcnenden zwei Kreise, weiche unmittelbar von zwei zu zwei Mi- 

 nuten getheilt sind. Die Ablesung der kleineren Theile geschieht 

 auf jeder Seite durch vier Mikroskope mit beweglichen Faden, bei 

 welchen der getheilte Schraubenkopf o",2 Bogensecunden angiebt. 

 Die Mikroskope sitzen an zwei starken metallenen Kreuzen, welche 

 mit den Lagern fest verbunden sind. Eine vorläufige Untersuchung 

 ergab, dafs allgemeine Theilungsfehler, welche von einer Aende- 

 rung der Gestalt der Kreise herrühren könnten, entweder gar 

 nicht oder doch nur von geringerer Gröfse vorhanden waren, als 

 die zufalligen Theilungsfehler, welche im Maximum auf 2 ge- 

 schätzt wurden, wie aus der Berichtigung des Werthes der Mikro- 

 meterschrauben auf verschiedenen Punkten der Kreise hervorging. 

 Jede Beobachtung gewährt hierüber, wenn alle acht Mikroskope 

 abgelesen sind, die Prüfung, dafs die Summe der Angaben beider 

 Kreise eine constante sein mufs. Zur Controllirung der festen un- 

 wandelbaren Lage der Kreuze in Bezug auf den Horizont fehlten 

 die längste Zeit hindurch die nöthigen Niveaus, welche in der ge- 

 wünschten Genauigkeit nicht beschafft werden konnten , bis vom 

 Juni 1S39 an zwei vortreffliche Niveaus von Repsold in Ham- 



