174 
On peut aussi fixer les rheomötres au-dessus du eylindre divis6; leurs aiguilles sont alors 
munies de styles verticaux pesant un ä deux grammes, fix&s ä &gale hauteur au-dessus de la 
möme (division parallöle & l’axe du eylindre. 
Au pied de chaque rh&om£tre et au-dessous de son aiguille on adapte une lame-ressort, 
trös elastique, de facon que frapp&e par l’ajguille tombant, elle plie un peu, permette au style 
de faire une marque et le relöve ensuite subitement. 
Les organes de l’appareil dont je me sers, sont comme on voit, r&duits au plus petit nombre 
possible. J’ai soumis les deux proc&d&s qui viennent d’etre exposds, tr&s britvement, A des 
epreuves multiplices, et j’ai reconnu qu’ils ne laissent rien & desirer, si le mouvement du 
eylindre est uniforme; comme il peut l’&tre d’aprös les experiences de Mrs. Breguet, Morin 
et les miennes, surtout lorsqu’il s’agit de temps si courts que les durdes des experiences 
faites avec des chronoscopes. 
Ici les irregularites des actions, je dirai presque les caprices des &lectro-aimants, sont 
entierement &cartes et ils le sont de la maniere la plus simple possible. Par ces proc@d&s on 
elimine &galemment l’'influence de toutes les autres causes retardatrices, telles que la r&sistance de 
air & la chüte des aiguilles et des styles, la resistance des fils ä rompre par le projectile, le manque 
d’instantandit@ dans le jeu des aiguilles et la dur&e de leur chüte. L’intensit& des courants n’ä-pas 
besoin d’etre regl&e et celui d’une seule pile agissant par derivation suffit pour deux, pour trois 
et en general pour tous les rheomötres qu’on veut employer, lorsqu’on ne se sert pas de 
compteur-electro-magnetique. Mon appareil convient pour mesurer les temps qu’a mis un 
projectile pour decrire plusieurs arcs de trajectoire. Si le temps &eoul& entre les chütes con- 
secutives de deux styles, correspond A un are plus grand qu’une eirconference entiere, on le 
reconnait facilement en comptant le nombre de tours deerits pendant ce temps. 
B) Mr. Gloesener montra aussi un dessin photographique, representant un tel&graphe 
du syst&me Morse &crivant sans ressort de rappel, sans pile locale et avec renversement du 
courant. Le manipulateur ou clef est dispos& de la maniere suivante: 1) Il renverse le courant 
alternativement en sens contraire. 2) La pile est isol&e lorsqu’il est au repos, et l’on peut 
recevoir des depeches d’une station &loignde. 3) Lorsque l’on transmet des communications, le 
courant passe directement de la pile, par le fil d’une boussole et le fil de ligne dans l’appareil 
A €erire de la station avee laquelle on est en correspondance; l'instant d’apr&s le courant par- 
court le möme chemin en sens inverse et ainsi de suite. 
La course du levier du manipulateur est tr&s courte et trös facile ä manier. 
L’appareil & &erire se compose, entre le systöme de rouages pour mouvoir le papier: de deux 
palettes aimantees A et D recourbees, relides entr’elles dos-A-dos et mobiles autour d’un axe 
horizontal; de deux &leetro-aimants A’ et B’ munis chacun de beaucoup de fil fin et plae6s, 
Yun (44) sous la palette A, l’autre (B’) sous la palette B. Le circuit &tant &tabli, la palette A 
est attirge de haut en bas, par l’&lectro-aimant 4‘, tandis qu’en m&me temps la palette B est 
repoussee de bas en haut par l’&lectro-aimant 5’, ou reeiproquement. Le levier-plume est 
fix sur l’axe des palettes et sa course est regl&e au moyen de deux vis. j 
Oet appareil est convenable pour &crire & de grandes distances sans pile locale, & l’aide 
d’enere ordinaire, la plume &tant un cöne en cnir ou un fil de platine envelopp6 d’un fil de 
eoton plong& dans !’encere & environ deux millimötres pres. Si l’on se sert d’un relais, les 
electro-aimants de l’appareil & &erire devront ötre construits avec du fil court et gros. 
Le relais que repr&sente la photographie, montree & la seance de la section de physique, 
se compose: d’un @leetro-aimant & deux branches et d’un petit barreau d’acier aimante, oscillant 
