156 
parfaitement apte ä aimanter le train de roues du 
moment oü elle sera plae& dans le eireuit de la pile; 
le magnetisme developpe dans l’essieu se portera aux 
extremites de celui-ci, de la il se repandra sur les roues 
et, en vertu, de cette tendance du fluide magnetique de 
se porter surtout ä la eirconferenee, la majeure partie 
se localisera sur le bandage de la roue et donnera ä 
celle-ei, en ehacun de ses points, une puissance d’ai- 
mantation de P’importance de laquelle on peut se faire 
une idee quand on songe qu’un petit electro-aimant eir- 
eulaire de 13 centimetres de diametre a donne, avec 
deux elemens Bunsen et une armature appropriee, une 
attraetion au contact qui allait jusqu’a 150 Kilogramm. 
Tel est le prineipe qui preside & la construction 
de ces roues; s’il est facile a comprendre meme sans 
figures, il est plus difhieile ä appliquer car on sait bien 
qu’en matiere de chemins de fer tout ce qui tient au 
materiel roulant doit tre a l’&preuve du choe, du feu et des 
vibrations; il doit &tre construit de maniere ä fonetionner 
en tous tems et de maniere A ne pas se deranger facilement. 
Les faits qui viennent d’etre resumes, sont exposes 
avee plus de details et avec des figures, dans les ouv- 
rages cites plus haut. Ils seront developpes dans un 
volume que M. Niekles redige en ce moment. 
Professor Ferd. Hessler aus Wien: 
Ueber ein eleetrochemisches Chronossop. 
Ich habe im Jahre 1855 ein electromagnetisches 
Chronoscop folgender Einrichtung anfertigen lassen. 
Auf dem obersten Ende der verticalen Steigradwelle 
eines entsprechenden Uhrwerkes ist ein kleiner gestutz- 
ter Kegel (k) mit abwärts gekehrter horizontaler Basis 
(b) festgemacht, aus dessen Seite. ein eylindrischer stäh- 
lerner Flügel (f) horizontal hervorsteht, der das untere 
Ende der Stange eines Centrifugal-Secundenpendels 
führt. Das aus einer Scheibe (s) von weichem Eisen 
bestehende Mittelstiick eines Zeigers (z), durch dessen 
Mitte die Steigradwelle frei hindurch geht, wird mittelst 
einer feinen diese Welle umfangenden Spiralfeder an die 
rauh gemachte Basis (b) des Kegels (k) angedrückt, so 
dass der Zeiger (z) durch Reibung von dem Kegel mit- 
genommen wird und somit immer in der Zeit einer Pen- 
delschwingung (1 Secunde) einen Umlauf macht. Er 
thut dies über einem horizontalen Kreise, der in 1000 
gleiche Theile getheilt ist. Endlich sind zwischen dem 
Steigrade und der mittleren Eisenscheibe (s) des Zeigers, 
um die Steigradwelle herum symmetrisch 4 ganz kleine 
Electromagnete angeordnet, deren nach oben gekehrte 
Pole alle in eine horizontale der untern Fläche der 
Scheibe (s) sehr nahe liegende Ebene fallen. Wird nun 
der Kreis des die Eleetromagnete erregenden galvani- 
schen Stromes geschlossen, so ziehen diese Magnete die 
Eisenscheibe (s) des Zeigers herab, der Zeiger wird an- 
gehalten und kann nun leicht auf den Nullpunkt des ge- 
theilten Kreises eingestellt werden. Wird hierauf mit- 
telst der bekannten geeigneten Vorrichtungen der be- 
sagte Stromkreis in dem Momente, wo das zu messende 
Zeittheilchen beginnt, geöffnet und am Ende dieses Zeit- 

theilchens wieder geschlossen; so durchläuft der im Mo- 
mente des Oeffnens von den Magneten losgelassene, 
durch die Spiralfeder (f) an die untere rauhe Fläche (b) 
des Kegels (k) angedrückte, und von diesem durch Rei- 
bung mit fortgenommene Zeiger bis zu dem Moment, 
wo er bei der folgenden Schliessung des Stromkreises, 
also am Ende des zu messenden Zeittheilchens durch 
die Electromagnete wieder angezogen und festgestellt 
wird, einen Bogen, dessen Grösse das fragliche Zeit- 
theilchen unmittelbar in Tausendteln einer Seeunde und 
mittelst Schätzung bis auf ein Viertausendtel angibt. 
Bei vielen unter mannigfaltig abgeänderten Umstän- 
den mit diesem Chronoscope vorgenommenen Messungen 
zeigten sich aber beträchtliche und variable Differenzen, 
die offenbar, so wie bei jedem andern electromagneti- 
schen Chronoscope, dem Umstande zuzuschreiben sind, 
dass die Entwicklung des Magnetismus und dessen Ver- 
schwinden im weichen Eisen immer eine merkliche und 
nach Umständen verschieden lange Zeit braucht; über- 
diess kömmt bei dem eben beschriebenen Chronoseope 
ein Theil der besagten Differenzen sicherlich auch auf 
Rechnung der den Zeiger (z) an den Kegel (k) andrü- 
ckenden Spiralfeder (f). 
Um nun diese Fehlerquellen zu vermeiden, was of- 
fenbar nur durch Beseitigung der Eleetromagnete und 
der Spivralfeder geschehen konnte, verwandelte ich das 
in Rede stehende eleetromagnetische Chronoscop 
in ein eleetro-chemisches, was einfach dadurch 
bewerkstelligt wurde, dass ich die Eleetromagnete und 
die Spiralfeder wegliess, den horizontalen Zeiger (z) auf 
der Steigradwelle unverrückbar befestigte und so ein- 
richtete, dass bei seinem Umlauf sein Ende auf dem ge- 
nau horizontal angestellten getheilten Kreise stets mit 
gleicher sehr schwacher Federung hingleitet. Ueber- 
zieht man nun diesen Kreis mit, mit Jodealium-Stärke im- 
prägnirtem, angefeuchtetem Papier, verbindet hierauf den 
getheilten Kreis mit dem entsprechenden einen und den 
Stütz- oder Aufhängepunkt des Centrifugalpendels mit 
dem andern Pol der Stromquelle, so geht der Strom 
durch die Pendelstange, den Flügel (£) an der Steigrad- 
welle in den Zeiger und durch dessen Spitze in das Pa- 
pier, den getheilten Kreis und endlich zur Stromquelle 
zurück. Ist in den Stromkreis eine, übrigens sehr leicht 
herstellbare Vorrichtung eingeschaltet, welche gestattet, 
diesen Kreis immer nur auf einen Moment zu schliessen 
und nachher gleich wieder zu öffnen und man setzt diese 
Vorrichtung am Anfange und am Ende der zu messen- 
den Zeit in Wirkung, so werden die zwei farbigen 
Punkte, welche in den beiden Schliessungsmomenten, 
auf dem Papier ‚entstehen, den Bogen begrenzen, den 
das Zeigerende während der zu messen gewesenen Zeit 
durchlaufen hat. Nach der Grösse dieses Bogens er- 
hält man die fragliche Zeit durch unmittelbare Ablesung 
auf der Kreistheilung in Tausendteln und durch Schätz- 
ung bis auf ein Viertausendtel einer Secunde. 
Ausser dem. dass bei der instantanen chemischen 
Wirkung des galvanischen Stromes die oben bezeichneten 
Fehlerquellen wegfallen, hat man zugleich den Vortheil, 
dass die Messung bleibend verzeichnet wird, und, da 

