165 



Der Verf. setzt nun die Vorzüge und Mängel oder Unbe- 

 quemlichkeiten dieser sieben Methoden näher auseinander, und 

 entscheidet sich endlich dahin, dafs für alle Physiker, denen keine 

 geräumige Observatorien zu Gebote stehen, die letztere die em- 

 pfehlenswertheste sei, dafs jedoch das zu dem Ende von Pouillet 

 construirte und benutzte Instrument, die Sinusbussole, meh- 

 re Abänderungen erfordere, um so genau und aligemein an- 

 wendbar zu werden, als es die Natur desselben gestattet. 



Als wesentliche Vorzüge der Sinusbusole hebt der Verf. her- 

 vor: l) dafs die Idee derselben keine hypothetische Voraussetzung 

 einschliefst, Tür Winkel von jeder Gröfse richtig bleibt, und 

 durch die Hülfsmittel der praktischen Mechanik streng verwirk- 

 licht werden kann ; 2) dafs an die Drahtwindungen nicht die For- 

 derung eines vollkommenen Parallelismus unter sich oder über- 

 haupt einer bestimmten Form gestellt wird; 3) dafs die Magnet- 

 nadel eben so wenig diesen Windungen parallel gehalten, als con- 

 centrisch mit der Theilung des Kreises aufgehängt zu werden 

 braucht, sondern nur Constanz In der Lage gegen die Windungen 

 und in der Excentricität erforderlich ist, Bedingungen, welche 

 beide streng erfüllt werden können; 4) dafs die Torsion des Fa- 

 dens ellmlnirt ist; 5) dafs sie zur Messung sowohl schwacher als 

 starker Ströme von fast beliebigem Intensitätsverhältnifs anwend- 

 bar ist, und schon bei kleinen Dimensionen einen hohen Grad 

 von Genauigkeit gewährt. 



Pouillet läfst die Magnetnadel, vielleicht, weil ihm die 

 Überflüssigkeit der concentrischen Drehung derselben nicht 

 einleuchtete, vielleicht auch, weil er von der Aufhängung an 

 einen Faden ein zu starkes Schwanken befürchtete, auf einer 

 Spitze schweben. Dadurch verliert aber das Instrument einen 

 bedeutenden Theil seiner Empfindlichkeit und Brauchbarkeit. 

 Diesem Nachtheile begegnet man, wenn die an einem Faden hän- 

 gende Nadel unterhalb mit einem zweiten Faden versehen wird, 

 mit einem kugelförmigen Gewicht am Ende, dafs sich In einer 

 senkrecht unter dem Aufhängpunkt des Systems befindlichen und 

 mit dem drehbaren Theil des Instruments verbundenen Glasröhre 

 schwebt. Durch diese Vorrichtung werden die Vorzüge des Hüt- 



7* 



