166 



chens mit denen des Fadens vereint, indem mit einem hohen Grad 

 von Empfindlichkeit in der drehenden Bewegung, nur ein gerin- 

 ges Schwanken, oder vielmehr, auf geschehene Erschütterungen 

 des Instruments, ein rasches, kurz vorübergehendes Zittern der 

 Nadel verknüpft ist. Sie kann auch nicht die Torsion des Fadens 

 vermehren, da diese überhaupt, wegen gleichzeitiger Drehung 

 des die Nadel tragenden Stativs mit dem Kreis und den Draht- 

 windungen, eliminirt ist. 



Der Verf. zeigte eine, nach seiner Anweisung, vom Mecha- 

 nikus Hrn. Kleiner sehr elegant und correct ausgeführte Sinus- 

 bussole vor, die, mit dieser Vorrichtung versehen, bei einem 

 Kreis von 3k Zoll Durchmesser, eine Sicherheit der Ablesung 

 bis auf zwei Minuten gewährt, unter günstigen Umständen selbst 

 bis eine Minute, die Gröfse, welche der Kreis mittelst Nonius noch 

 angiebt. Ungeachtet in diesem Instrument, statt der gewöhnlichen 

 Doppelnadel (deren Anwendung auch den Nachtheil hätte, die 

 Angaben des Instruments von dem Magnetismus der Nadeln abhän- 

 gig zu machen), ein einfacher cylindrlscher Magnetstab von 34' 

 Länge und l"' Dicke aufgehängt ist, zeigt doch dasselbe, weil 

 der Strom immer mit voller Kraft auf den Slab einwirkt, eine 

 unerwartete Empfindlichkeit. Dieser Umstand, verbunden mit 

 dem, dafs die Sinus, die hier das Maafs der Kräfte sind, nur bis 

 zu einer bald erreichten Gränze wachsen, scheint den Gebrauch 

 des Instruments zu beschränken, und wirklich hat Pouillet das- 

 selbe auch als nur zur Messung schwacher Ströme anwendbar be- 

 zeichnet. Es giebt indefs ein einfaches und sicheres Mittel den 

 Umfang der Skale des Instruments fast in beliebigem Grade zu 

 erweitern, nämlich die Anwendung zweier Drähte, die parallel 

 oder besser zusammengedreht nebf?n einander fortlaufen. Läfst 

 man den Strom, nachdem man den einen Draht durch einen 

 Ilülfsdraht um ein Gewisses verlängert hat, sich in beide Drähte 

 theilen und zwar so, dafs er sie ein Mal in gleichen und das an- 

 dere Mal in entgegengesetzten Richtungen durchlaufen mufs, 

 so bekommt man eine Summe und eine Differenz von Wirkung, 

 deren Vcrhälfnlfs nur von dem Längen- (oder Widerstands-) Ver- 

 hältntfs der Drähte abhängt, nicht aber von der Intensität des 



