167 



Stroms, so dafs es also, wenn es für Eine Intensität experimentell 

 bestimmt worden, Lei ungeänderten Zweigdrähten für alle In- 

 tensitäten gültig bleibt. Hat man nun Ströme zu vergleichen, 

 deren Intensitätsverhältnifs den Umfang der Skale des Instruments 

 überschreitet, so bedarf es weiter nichts, als den starken Strom 

 mit der Differenz, und den schwachen mit der Summe der Zweig- 

 wirkungen zu messen und das gefundene Verhältnifs mit dem Ver- 

 hältnifs zwischen jener Summe und Differenz zu muitipliciren. 

 Da man das letztere Verhältnifs nach dem Widerstandsverhältnifs 

 der Zweigdrähte fast beliebig abändern kann, so ist man also 

 auch im Stande Ströme von fast beliebigem Intensitätsverhältnifs 

 mit einander zu vergleichen. Gesetzt man könnte mit dem 

 einfachen Drahte Stromstärken messen, die sich wie 100:1 ver- 

 halten, und das Verhältnifs zwischen Summe und Differenz der 

 Zweigwirkungen sei auch gleich 100:1 ; dann wird man also Strö- 

 me vergleichen können, deren Intensitäten im Verhältnifs 10000:1 

 stehen. 



Das Mittel, den Strom in zwei entgegengesetzt laufenden 

 Zweigen von ungleicher Stärke auf die Nadel wirken zu lassen, 

 ist überhaupt allemal dann anzuwenden, wenn der ungetheilte 

 Strom eine solche Intensität besitzt, dafs er die Skale des Instru- 

 ments überschreitet. Es ist sehr schätzbar, da man dadurch in 

 den Stand gesetzt wird, die Wirkung des Stroms auf den Magnet- 

 stab beliebig zu verringern, ohne ihn selbst in seiner Intensität 

 zu schwächen. Die Anwendung desselben erfordert indefs einige 

 Vorsicht. Wenn nämlich die Zweigströme gegen einander lau- 

 fen, und die Drahtwindungen unter sich parallel sind, so tritt 

 der Umstand ein, dafs letztere abwechselnd ein stabiles und ein 

 instabiles Gleichgewicht herbeiführen. Bewirken nun die dem 

 Stabe näheren Windungen ein instabiles Gleichgewicht, so ist 

 keine Mefsung möglich. Man hat es demnach so einzurichten, 

 dafs dieseWindungen die entfernteren werden, und diefs laut sich 

 durch eine zweckmäfsIgeDrathverbindung immer erreichen. Noch 

 besser ist, die beiden Drähte des Instruments nicht parallel, sondern 

 zusammengedreht neben einander fortlaufen zu lassen, da bei 

 dieser Einrichtung die erwähnte Alternative gar nicht eintritt. 



