276 



construlrte Groye'sche Kette, sobald sie einmal zur Constanz ge- 

 langt ist, mehr als hinlänglich erfüllt. 



Die Richtigkeit der so eben beschriebenen Methoden kann 

 wohl wenig Zweifel unterliegen ; um sich jedoch vollends von 

 derselben zu überzeugen, hat der Verf. sie beide einer experi- 

 mentellen Prüfung unterworfen. 



Für die erstere Methode geschah dies dadurch, dafs er sie 

 auf eine constante Kette anwandte, nämlich auf eine Daniell'sche, 

 deren elektromotorische Kraft gleich der der compensirenden 

 Grove'schen Kette nach dem Ohm'schen Verfahren bestimmt wor- 

 den war. Das auf diese Weise gefundene Verhältnifs der elek- 

 tromotorischen Kräfte beider Ketten, verglichen mit dem, welches 

 die Compensationsmethode lieferte, mufste über die Anwendbar- 

 keit der letztern entscheiden. Zwei Vergleiche dieser Art gaben 

 folgende Resultate: 



Erster Vergleich, 



Nach der Ohm'schen Methode 



Grove ..k'= 25,886 



Daniell . . k" = 15,435 

 Kach der Compensationsmethode No. 1 



I folglich ^=1,677. 



= 35.03 1,^,^,,,^^,_,,3 



52, 



Zweiter Vergleicli 

 (Zu einer andern Zeit.) 



Nach der Ohm'schen Methode 



Grove . . k' = 24,438 



Daniell . . k" = 15,006 

 Nach der Compensationsmethode No. 1 



I folglich -^ = 1,628. 



r' = 36,16"! 

 r = 59,01 J 



folglich ''^^ ^ 1^604. 



ifie Prüfung der zweiten Älethode geschah durch den Ver- 

 gleich ihres Resultats mit dem der ersten, an einer Kadmlum- 

 Kupfer-Kette, die mit einem Gemisch von 1 Th. conc. Schwe- 

 felsäure und 16 Th. Wasser geladen war. Die Messung der In- 

 tensität J geschah mittelst der Sinusbussole, so dafs also, wenn 

 cc den Ablenkungswinkel der Nadel, des Instruments bezeichnet, 

 die Intensität proportional war sin «. 



