67 



Diese Übelst'dnde, vereint mit dem im Laufe seiner Unlersu- 

 chungen sich einstelleoden Bedürfnifs, die Leiden Educte der elek- 

 trolytischen Wasserzersetzung gesondert aufzufangen, haben den 

 Verf. an die Verbesserung der genannten Instrumente denken las- 

 sen, und In Folge defs dahin geführt, ihnen verschiedene Einrich- 

 tungen zu geben, welche besser zum Ziele führen und keine über- 

 mäfsigen Ausgaben verursachen. 



Es bieten sich hierzu zwei Hülfsmlttel dar: einmal die Po- 

 rosität des unglasurten Steinguts, welche in den letzten Jahren 

 zur Construction de Volta'schen Batterien mit zwei Flüssigkei- 

 ten eine so häufige Anwendung gefunden hat; und dann die, 

 so viel der Verf. weifs, noch nicht beachtete oder benutzte Eigen- 

 schaft der Drahtnetze und anderer Gewebe, unter Flüssigkeiten 

 für Gase In bedeutendem Grade undurchdringlich zu sein. Beide 

 Stoffe, das poröse Steingut und die Geflechte, in die zu zer- 

 setzende Flüssigkeit getaucht, bieten dem Strom keinen erheb- 

 lichen Widerstand dar; man kann also ganz ohne Nachtheile die 

 Pole der Batterie mit Hüllen aus ihnen umgeben; sie dabei ein- 

 ander bis auf einen sehr geringen Abstand nähern und doch jedes 

 der entwickelten Gase unvermlscht mit dem andern für sich auf- 

 fangen. 



Die Anwendungsweise dieser Hülfsmittel Ist etwas verschie- 

 den, Je nachdem man blofs einige Hunderte Kubikcentimeter der 

 Gase zu genaueren messenden Untersuchungen aufzufangen beab- 

 sichtigt, oder zu anderen Zwecken vielleicht eben so viele Kublk- 

 zolle oder Kubikfufse sammeln will. 



Zum erstem Behufe hält der Verf. die nachfolgenden beiden 

 Vorrichtungen für die zweckmäfsigsten. 



Man denke sich zwei graduirte Glasröhren, die eine, zur Auf- 

 fangung des Wasserstoffgases bestimmte, von doppelt so grofsem 

 Querschnitt als die andere, beide unten verlängert durch 3 Zoll 

 lange poröse Thoncyllnder, die mit Gyps auf dem Glase festge- 

 kittet sind. In diesen Cylindern befinden sich «S*- förmig gekrümmte 

 Platinplatten von 2 Zoll Länge und 1 Zoll Breite, versehen eine 

 jede mit einem angelöthclen Platindraht, der durch eine verkorkte 

 Seitenöffnung der Röhre heraustritt, um daran mittelst der bekaan- 

 tea Klemmen die Batterie anknüpfen zu können. 



