58 



Die Füllung dieser Voltameler geschiebt auf die gewöhnllcbe 

 Weise, indem man das geschlossene Ende nach unten kehrt, die 

 Röhren bis zum obern Rande des Thoncylinders mit der Flüssig- 

 keit vollglefst, ein Scheibchen von Tafelkautschuk oder angefeuch- 

 teter Pappe darauf legt (welches bei der Dünnbeit des Thonrandes 

 besser schliefst als eine matte Glastafel), umkehrt, und unter der 

 Flüssigkeit den Verschlufs entfernt. Bei dem Versuch werden die 

 Röhren durch ein Holzgestell mit doppelter Zwinge gehalten, bis zur 

 Berührung der Thoncylinder an einander gebracht (wenn dies nicht 

 schon die Form der Doppclzwinge bedingt, wie bei dem Instrument 

 des Verf.) und so gedreht, dafs die Platten ihre breite Seiten ein- 

 ander zuwenden. 



Ein so eingerichtetes Voltameler giebt eine ansehnliche Gas- 

 menge mehr, als eins von gewöhnlicher Constructlon (bei einem 

 Versuch mit einer Batterie aus drei kleinen Grove' sehen Ketten 

 erhielt der Verf. über das Zehnfache, — ein Verhältnifs, dafs na- 

 türlich aber, nach Beschaffenheit der Batterie, sehr verschieden 

 ausfallen kann), indefs nicht so viel als ceteris paribus ein solches 

 Instrument, worin beide Gase gemeinschaftlich aufgefangen wer- 

 den, weil darin die Platten einander gewöhnlich weit näher ste- 

 hen. Man kann übrigens auch bei dem beschriebenen Instrument 

 eine gröfsere Nähe der Platten erreichen, wenn man, statt der 

 Thoncylinder, platte Thonkasten nimmt, wobei sich zugleich, wie 

 leicht zu erachten, den Platten jede beliebige Gröfse geben läfst. 

 Für Versuche Im Kleinen zieht der Verf. jedoch die cylindrlscbe 

 Form der Thongefäfse vor, da sie zu manchen Versuchen anwend- 

 bar ist, wo die parallelopipedische nicht so zweckmäfsig wäre. 

 Bei dem obigen Voltameter fafst übrigens die eine Röhre 75 und 

 die andere 150 Cubikcentimeter. 



Statt der Thongefäfse kann man mit gleichem Vorthelle Fut- 

 terale von Drahtnetz, Haartuch oder Leinwand nehmen, da alle 

 dergleichen Gewebe die Gase unter einer Flüssigkeit vollständig 

 zurückhalten. Indefs kann die Füllung der Röhren dann nicht 

 mehr auf die gewöhnliche Weise geschehen; vielmehr müssen nun 

 die Röhren oben mit einem Hahn versehen sein, und nachdem sie 

 mit jenen fulteralartigen Fortsätzen in die Flüssigkeit getaucht sind, 

 durch Aufsaugen mit dieser gefüllt werden. Damit man dabei 



