69 



nichts in den Mund bekomme, mufs oberhalb des Hahns eine ka- 

 geKormige Erweiterung angebracht sein. Diese Construction ist 

 allerdings etwas zusammengesetzter als die eben beschriebene, al- 

 lein dafür geschieht auch die Füllung mit gröfserer Bequemlich- 

 keit Man hat bei einem zweiten Versuch nichts von den bei 

 dem ersten aufgefangenen Gasen zu besorgen, da man sie vor der 

 neuen Füllung herausblasen kann. 



Zur getrennten Auffangung sehr grofser Mengen der Gase 

 des Wassers empfiehlt der Verf. einen Apparat, welcher, der Haupt- 

 sache nach, aus einem porüsen Thonkasten von parallelopipedi- 

 scher Gestalt besteht. Dieser Kasten ist 6 par. Zoll lang, eben so 

 hoch und 2 Zoll breit, seiner Länge nach senkrecht durch eine 

 dünne Thonwand in zwei Zellen gelheilt, unten ganz offen, oben 

 aber geschlossen und für jede Zelle mit zwei Durchbohrungen 

 versehen, die eine um den Stiel der Polplatte durchzulassen, die 

 andere um ein gekrümmtes Enlbindungsrohr aufzunehmen. Die 

 Polplatten haben ganz die Gröfse, welche die Zellen zulassen, und 

 ihre Stiele sind von Glasröhren umschlossen, die, mittelst Kork- 

 stöpsel, in den einen der erwähnten Durchbohrungen befestigt 

 sind. Dieser Kasten wird als Gasometer in eine paralleloplpe- 

 dische Wanne von glasurtem Steingut gestellt, die solche Höhe 

 hat, dafs man ersteren einige Zoll hoch mit der Flüssigkeit be- 

 decken kann. Die gekrümmten Entbindungsröhren, die in den 

 zweiten Durchbohrungen der Thonzellen ebenfalls durch Kork be- 

 festigt sind, führen in eine pneumatische Wanne, wo die Auffan- 

 gung der entwickelten Gase in gewöhnlicher Weise geschieht. 

 Der Gebrauch dieses Voltameters bedarf keiner Erläuterung. 



Die Construction der eben beschriebenen Instrumente hat 

 dem Verf. Gelegenheit gegeben, die Vortheilhaftigkeit verschiede- 

 ner Metalle und Flüssigkeiten zu voltametrischem Behufe zu prü- 

 fen, und dabei verschiedene Resultate zu erhalten, von denen er 

 hier einige, ihres praktischen Nutzens wegen, mitzutheilen für 

 gut hält. 



Er wählt dazu eine Reihe von Messungen, die er, durch die 

 Güte des Hrn. Prof. Bunsen in Marburg, auch auf die von die- 

 sem neuerlich dargestellte Kohle auszudehnen im Stande gewesen 



