63 



gen von Kali und Säuren dienen, welche durch ihre Verbindung 

 ein relativ schwerlösliches und leicht krystallisirendes Salz bilden. 

 Die Krystalllsatlon dieses Salzes in den Poren der Gefäfse ist es, 

 was diese so rasch zerstört. Rathsam wird es natürlich immer 

 sein, die Gefäfse nicht länger als nöthig mit der Kalilösung stehen 

 zu lassen, und sie nach jedesmaligem Gebrauche wohl mit Was- 

 ser auszulaugen. 



Kürzlich hat Hr. Prof. Bunsen die Kohle als Material zu 

 den Platten der Zersetzungszelle vorgeschlagen, und ein darauf 

 berechnetes Yoltameter von beträchtlichen Dimensionen beschrie- 

 ben. Die oben mitgetheilten Messungen zeigen, dafs dieser Vor- 

 schlag allerdings beachtenswerth ist, denn wenn auch die Kohle 

 in der Schwefelsäure nicht dem Platin, und in der Atzlauge nicht 

 dem Eisen an Stärke der Wirkung (oder vielmehr Geringheit der 

 Schwächung des Stroms) gleichkommt, so ist sie doch ein wohl- 

 feiles Material und liefert nach einiger Zeit, wenn sonst nur die 

 Elektricitätsquelle unverändert wirkt, einen nahezu constanten 

 Strom. Indefs möchte sie doch nicht unbedingt zu empfehlen, 

 und auf keinen Fall dem Eisen in Atzlauge vorzuziehen sein, so- 

 bald es sich nämlich darum handelt, die Gase des zersetzten Was- 

 sers auffangen und messen zu sollen. 



Abgesehen von der Frage, ob die entwickelten Gase auch 

 ganz rein seien, was noch durch eine besondere Untersuchung 

 zu entscheiden wäre, hat nämlich der Verf. die Beobachtung ge- 

 macht, dafs das Volum der von der Koble entwickelten Gase um 

 ein Beträchtliches kleiner ist, als das, welches ceteris paribus die 

 Metalle entbinden. Schon der blofse Augenschein liefs dies bei 

 den oben angeführten Messungen mit ziemlicher Deutlichkeit er- 

 kennen; indefs da man sich hierbei leicht täuschen kann, man in 

 der Regel eine in vielen feinen Bläschen sich entwickelnde Gas- 

 menge für beträchtlicher hält, als eine, die in sparsamer aufstei- 

 genden gröfseren Blasen entbunden wird, und da gerade am Eisen 

 in Ätzlauge die Bläschen sehr klein sind, so hielt er für nöthig, 

 sich durch eine direkte Messung von der Richtigkeit der Sache 

 zu überzeugen. 



Der Verf construirte sich aus Streifen von der Kohle des 

 Prof. Bunsen und einer graduirten Röhre ein Voltameter und 

 schaltete dieses hinter einem zweiten mit Platinplatten versehenen 



