193 



Solcher Metboden besitzen wir mehre, namenlh'ch von Bec- 

 querel, NoLili und Melloni; von Becquerel haben wir 

 zwei, von Nohili gar drei. 



Alle diese Methoden haben das gemeinsam, dafs sie zu ihrer 

 Ausübung eine ganze Reihe von Strömen erfordern, die auf ver- 

 schiedene Weise combinirt werden. Schon dlefs ist ein erheb- 

 licher Mangel derselben, denn dadurch werden sie so mühsam 

 und langweilig, dafs man sich schwerlich so oft zu einer Wieder- 

 holung derselben verstehen wird als es nöthig sein kann. Über- 

 diefs liegen ihnen Bedingungen zum Grunde, die in der Praxis 

 schwer oder gar nicht zu erfüllen sind, oder von deren Erfüllung 

 man sich nicht vergewissern kann. Endlich gewähren auch die 

 meisten, selbst wenn diese Bedingungen erfüllt sind, nur ein ap- 

 proximatives Resultat. 



Unter diesen Umständen hält der Verfasser es für nützlich, 

 eine Methode zu beschreiben, die wesentliche Vorzüge vor allen 

 bisher angewandten besitzt und vielleicht allein rationell genannt 

 werden kann. Sie erfordert zu ihrer Ausübung nur einen ein- 

 zigen Strom von constanter Stärke (*), und ist eben so bequem 

 und sicher als allgemein anwendbar. 



Das Princip dieser Methode läfst sich In wenig Worten aus- 

 sprechen. Sie beruht darauf, dafs man die Ablenkungen, 

 welche die Drahtwindungen, im magnetischen Meri- 

 dian liegend, bei verschiedener Stärke des durch ge- 

 leiteten Stroms, der Magnetnadel mittheilen, strenge 

 herleiten kann aus denjenigen, welche sie, von einem 

 und demselben Strom durchflössen, aber unter ver- 

 schiedene Winkel gegen den magnetischen Meridian 

 gestellt, auf dieselbe Nadel ausüben. 



Die Anwendung dieser Methode erfordert also zunächst, dafs 

 das Drahfgewinde des Galvanometers in horizontaler Ebene dreh- 

 bar sei, und neben sich einen festen Zeiger habe, mittelst wel- 

 ches man den Betrag der Drehungen ablesen kann (**). Ist das 



(*) Neurrding. liat Prof. P c l r i ii a in Lim ,ine STetbodc angegeben (S. v. Ilotgcr'i Zeit- 

 »clirifl für Physik EJ. I. S. 171), die iwar auch diesen Voriug Lesiln, alcr nicht allgemein 

 empfohlen werden kann, da das mm Grunde liegende Princip nur eine Annäherung gewährt. 



(**) Bei dem Galvanometer des Verf. dreht iich der Teller, welcher das Drahtgewiude trägt, 

 io einem metallenen Centrum um eine metallene Axe, die durch ein Getriebe und eine Schraube 



