198 



Aus dieser Tafel erhellt, dafs die Curve ihren Scheitel nicht 

 über dem Nullpunkt zu liegen hat, sondern über einem Punkte 

 zwischen den Abscissen 10 und 15, und dafs sie von da ab nach 

 hin eine Biegung herunter macht. Vollständig gezeichnet, d. h. 

 auf der anderen Seite des Meridians bis zur Abscisse 90 fort- 

 gesetzt, würde also die Curve zwei Maxima darbieten. 



Dieser, so viel der Verf. weifs, bisher noch nicht bemerkte 

 Umstand ist nicht Folge von Beobachtungsfehlern; er hat sich 

 von seiner Wirklichkeit durch mehrmals wiederholte Versuche 

 genügend überzeugt; er kann auch nicht blofs seinem Galvano- 

 meter eigen sein, denn offenbar entspringt er aus der Lücke, 

 die man zwischen den Drahtwindungen läfst, um die Nadel in das 

 Innere derselben zu bringen. Alle Galvanometer, die mit einer 

 solchen Lücke versehen sind, und es möchte wohl wenige ohne 

 dieselben geben (*), müssen auf die Nadel eine Wirkung ausüben, 

 die durch eine Curve mit zwei Maxlmis vorgestellt wird. Übri- 

 gens entspringt daraus kein Naclitheil, sobald wenigstens die Ein- 

 biegung nicht zu tief Ist (**); nur wird es die Folge haben, dafs 

 die Ablenkungen, selbst Innerhalb der ersten zehn Grade, nicht, 

 wie man gewöhnlich annimmt, der Stromstärke proportional sind, 

 sondern In eine ziemlich verwickelte Beziehung zu diesen gera- 

 then. Diefs ist jedoch für die eben beschriebene Methode ein 

 gleichgültiger Umstand, da man durch sie, wie verwickelt diese 



(*) Die schon von mehren Physikern gemachte Beobachtung, dafs jeder Kupferdraht, selbst 

 der eisenfreisle, im schwachen Grade magnetisch ist, und es deshalb unmöglich ist, eine recht 

 astatiscbe Nadel den Drahtwindungen parallel lu stellen, wenn diese eine Lüde haben und so- 

 mit zwei Anziehungscentra darbieten, hat neuerlich Peel et -veraolafst (Ann. de Chim. et de 

 Phys. Ser. III. S.U. p. 103), die Lücke fortzulassen und die Nadel au einem die Windungen um- 

 fassenden Bügel aufzuhängen. Diese Vorrichtung würde die erwähnte Einbiegung der Curve 

 nicht zeigen, aber sie bat anderweitige Nachtheile (beschränkt z.B. die Amplitude der Nadel 

 sehr, wenn man sie nicht blofs einseitig machen will) <o dafs kaum zu glauben steht, dafi 

 sie allgemein in Gebrauch kommen werde. 



(**) Wäre 'die Einbiegung zu tief, »o könnte es geschehen, dafs an einer Stelle derselben 

 die Tangente der Curve einen gröfseren Winkel mit der Abscissenlinie bildete als die Tangente 

 der magnetischen Curve am Orte des gemeinschaftlichen Duncbschnittspunkts beider. Diefs 

 würde die Folge haben, dafs dieser Punkt einem labilen Gleichgewicht zwischen der elektrischen 

 und magnetischen Kraft entspräche, und dafs sowohl auf der einen als auf der andern Seite 

 desselben noch ein Durchschnittspunkt, entsprechend einem stabilen Gleichgewicht, vorhanden 

 wäre. Das Dasein dieser drei Durchschnittspunkte zwischen beiden Citrven würde die experi- 

 mentelle Bestimmung der zusammengehörigen Werthe von m und n sehr compliciren. Bei der 

 Gröfse, die man für gewöhnlich der Lücke zwischen den Drahtwindungen des Galvanometers 

 giebt, ist indefs eine so tiefe Einbiegong des Curve nicht zu besorgen. 



