199 



Beziehung auch sein mag, immer die entsprechenden Werthe bei- 

 der Elemente findet, so genau als es die Ablesungen auf dem Lim- 

 bus erlauben, und so dicht liegend als man es für nöthig hält, so 

 dafs man sich jeder unsichern Interpolation überheben kann. 



In dem Bisherigen zog der Verf., wie alle Physiker, die 

 sich mit diesem Gegenstand beschäftigten, immer nur die eine 

 Hälfte der Effect- Curve in Betracht. Es ist indefs leicht zu er- 

 achten, dafs man die zweite, auf der anderen Seite des Meridians 

 Hegende Hälfte der Curve, wegen möglicher Unsymmetrie in der 

 Gestalt der Windungen und in der Lage der Nadel, der ersten 

 nicht unbedingt als gleich setzen kann. Will man also Ablen- 

 kungen an der Nadel auf der anderen Seite des Meridians zu ver- 

 gleichenden Messungen von Stromstärken benutzen, so erheischt 

 die Vorsicht auch eine zweite Hälfte der Curve um die davon 

 abhängige Intensitätskale nach der beschriebenen Methode genau 

 zu bestimmen. 



Eben so ist nicht zu übersehen, dafs die Wirkung der Draht- 

 windungen auf die Nadeln für jede Höhe derselben innerhalb der 

 Windungen eine andere ist, obwohl in der Mitte, wo das Maxi- 

 mum Hegt, eine kleine Änderung in der Höhe keinen sehr erheb- 

 lichen Einflufs auf jene Wirkung ausübt. Zur vollen Sicherheit 

 ist es jedenfalls rathsam, nach bestimmter Intensitätsskale die Höhe 

 der Nadel nicht zu ändern (der feste Zeiger kann dabei als Marke 

 für die ungeänderte Höhe dienen), oder, wenn sie zufällig geän- 

 dert sein sollte, die Bestimmung der Skale aufs Neue vorzu- 

 nehmen. 



Dasselbe mufs geschehen, so bald aus irgend einer Ursache 

 zu fürchten steht, dafs der Magnetismus der Nadel sich merklich 

 geändert habe. Ist diese Nadel eine einfache, so kann sie frei- 

 lich im Ganzen stärker oder schwächer magnetisch werden, ohne 

 dafs diefs einen Einflufs auf die Messungen ausübt, da die Ein- 

 wirkung des Stromes auf sie alsdann in demselben Maafse steigt 

 und fällt als die des Erdmagnetismus. Aber es mufs dabei die 

 magnetische Verthellung in der Nadel ungeändert bleiben, d. h. 

 die magnetische Kraft eines jeden Punktes derselben in gleichem 

 Verhältnlfs zu- oder abnehmen, und dieser Fall läfst sich nicht 

 so ohne Weiteres mit Gewifsheit voraussetzen. Ist ferner, wie 

 gewöhnlich, das Galvanometer mit zwei, entgegengesetzt gerich- 



