200 



telen Nadeln versehen, so werden die Angaben desselben schon 

 verändert, ohne dafs sich die magnetische Vertheilung in diesen 

 Nadeln zu ändern braucht, sobald nur in der einen der Magnetis- 

 mus im Ganzen in einem andern Verhältnifs zu- oder abnimmt, 

 als in der andern. 



Dieser Umstände wegen ist es durchaus nothwendig, die In- 

 tensitätsskale des Galvanometers von Zeit zu Zeit zu prüfen, be- 

 sonders nach Durchleitung starker Ströme, und eben deshalb mufs 

 die Methode der Prüfung und Berichtigung eine leicht ausführ- 

 bare sein. Gerade in dieser Beziehung aber läfst die hier be- 

 schriebene Methode nichts zu wünschen übrig. Wie weilläuftig 

 sie auch in der Beschreibung aussehen mag: in der Ausführung 

 ist sie eben so einfach als bequem. Eine halbe Stunde reicht 

 vollkommen hin, um die zu einer Tafel wie die S. 195 erforder- 

 lichen Messungen auszuführen, Messungen, die, wenn, was man 

 wohl voraussetzen darf, das Instrument einen festen Standpunkt 

 hat und der Strom constant ist, an Sauberkeit nichts zu wünschen 

 übrig lassen. 



Neben dieser Bequemlichkeit, die der beschriebenen Methode 

 schon einen grofsen Vorzug vor den bisher angewandten verleiht, 

 besitzt sie den noch gröfseren, dafs sie nichts voraussetzt, dessen 

 Richtigkeit nicht sogleich vollkommen einleuchtete. Die Methode 

 bleibt zwar immer eine experimentelle, indem sie von Erfahrungs- 

 daten verwickelter Art ausgeht; aber in der Benutzung dieser 

 Daten verfährt sie streng und rationell. Ihre Resultate können 

 daher auch nur in sofern fehlerhaft sein, als es etwa die zum 

 Grunde gelegten Messungen sind (*). 



Schliefslich will d. Verf. noch bemerken, wenn man es nicht 

 schon bemerkt haben wird, dafs diese Methode in ihrem Princip 

 eine grofse Verwandtschaft mit der besitzt, welche dem Gebrauch 

 der Sinusbussole zum Grunde liegt. Indefs ist doch eine Ver- 

 schiedenheit zwischen beiden Methoden da. Bei den Messungen 

 mit der Sinusbussole wird die Nadel stets unter einem und dem- 

 selben Winkel gegen die Drahtwindungen gehalten, und da zu- 

 gleich der Aufhängepunkt der Nadel sich mit den Windungen 



(*) Vorauijeietil, d»f« die Torsionskraft des Fadeos und der Einflufi der letzten Drabtenden 

 auf die in der Anmerkung S. 194 ongedeutelc Weise entfernt worden lind. 



