201 



dreht, so erreicht man dadurch die beiden grofsen Vortheile, dafs 

 erstlich die Torsionskraft des Fadens eliminirt wird, und zweitens 

 dafs, ganz unbeschadet der Genauigkeit der Resultate, die Nadel 

 jede beliebige excentrische Lage gegen den Mittelpunkt des ge- 

 theilten Kreises haben kann. 



Bei der galvanometrischen Methode, die in diesem Aufsatze 

 beschrieben wurde, macht dagegen die Nadel, nur während sie 

 von den zu vergleichenden Strömen abgelenkt wird, gleiche Win- 

 kel mit den Drahtwindungen; vor und nach der Einwirkung die- 

 ser Ströme macht sie keinen oder einen anderen Winkel mit den 

 Windungen. Daher ist erforderlich, dafs ihre Drehungsaxe, die 

 Verlängerung des Aufbängefadens, durch den Mittelpunkt der 

 Theilung gehe, damit die an der Nadel abgelesenen Winkel wirk- 

 lich die seien, welche sie mit den Drahtwindungen oder dem mag- 

 netischen Meridian macht. Eine solche Coincidenz der Drehungs- 

 axe mit dem Mittelpunkt der Theilung ist aber, bei der Kleinheit, 

 welche der Limbus für gewöhnlich bei den Galvanometern be- 

 sitzt, sehr schwer in aller Strenge zu erreichen, und daher steht 

 diese Messungsmelhode der bei der Sinusbussole gebräuchlichen 

 an Genauigkeit nach. 



Man könnte daher meinen, da man doch einmal zu Drehun- 

 gen des Drahtgewindes seine Zuflucht nimmt, es sei besser, das 

 Galvanometer geradezu wie die Sinusbussole zu gebrauchen. 

 Wäre das erstere Instrument nach gleichem Princip und In glei- 

 cher Vollkommenheit wie letzteres gearbeitet, so würde diefs 

 Verfahren allerdings Vorzüge besitzen; allein die Galvanometer, 

 auch die besten, bleiben immer nur mittelmäfsige Mefswerk- 

 zeuge (*) und der kleine Gewinn an Genauigkeit, den man 

 vielleicht durch diefs Verfahren erreicht, leistet keinen Ersatz 

 fiir die Umständlichkeit des Drehens der Windungen bei jeder 

 Messung. Überdiefs giebt es manche Untersuchung, die keine 

 gar grofse Genauigkeit in der Messung verlangt, es aber wün- 

 schenswerth macht, dafs man von Moment zu Moment den Gang 



{*) ScliTrerlicb 'wird bei einem Galvanometer die Genauigkeit weiter getrieben werden \ön- 

 ncn ati bis in einem balben oder bochttens Viertel -Grad. Wo eine gröfsere Genauigkeit ver- 

 langt wird, lüfst sie ticb nur mit vollVommneren Instrumenten erreichen, entweder der Sinns- 

 bniiole, der Tangentenbuttole oder dem vom Verf. im J. 1S26 angegebenen und später von 

 Ganft und Weber vcrvollliommneten Spiegel - Apparat. 



