282 



Die Bestimmung der Ausdehnung der Luft geschah ganz so 

 wie in der früheren Abhandlung des Verfassers über die Aus- 

 dehnung der Gase zwischen 0" und 100°. Es wurde auch bei 

 diesen Versuchen niclit eigenllich die Ausdehnung, sondern die 

 Elasllcilät der Luft gemessen. Hierzu wurde derselbe Apparat 

 benutzt, wie in der früheren Abliandlung. Ebenso geschah das 

 Trocknen der Luft und das Einbringen derselben in die für ihre 

 Aufnahme bestimmte Röhre ganz wie bei den früheren Versuchen. 



Die Ausdehnung des Quecksilbers wurde mittelst sogenann- 

 ter Ausflufs- Thermometer bestimmt, von denen entweder zwei 

 oder vier gleichzeitig derselben Temperatur ausgesetzt wurden 

 als die Luft. Gewöhnliche Thermometer anzuwenden, schien 

 weniger zweckm'fifsig. Denn da sie bis zur Temperatur des ko- 

 chenden Quecksilbers hinaufreichen müssen, so fällt ihre Scale, 

 wenn sie noch die Unterablhellung eines Grades zu beobachten 

 gestalten soll, aufserordentlich lang aus, und es wird dadurch sehr 

 schwierig, stets ihre ganze Länge derselben Temperatur auszu- 

 setzen als die angewandte Luft. Dieser Übelsland findet bei den 

 Ausflufs -Thermometern nicht statt, aufserdem kann man diesel- 

 ben von jeder beliebigen Gröfse anwenden, und dadurch die 

 Schärfe der Anzeigen vermehren. Aber sie bieten eine andere 

 Schwierigkeit dar, indem es sehr mühsam ist, sie vollkommen 

 auszukochen; das Auskochen selbst ist zwar leicht, aber die Ge- 

 wlfshelt zu erlangen, dafs jede Spur von Luft oder Feuchtigkeit 

 entfernt sei, ist nicht eben so leicht, und oft findet man derglei- 

 chen, selbst nachdem man die Thermometer vier- oder fünfmal 

 hintereinander ausgekocht hat. 



Der Verfasser bat drei Reihen von Versuchen angestellt, 

 bei der zweiten und dritten Reihe waren die Ausflufslhermome- 

 ter aus derselben Glasröhre gefertigt, als die Röhre welche die 

 Luft enthielt. Es schien dies nothwendig, weil Herr Regnault 

 in seiner Abhandlung*) über denselben Gegenstand einen besonde- 

 ren Werlh hierauf legt. Die Resultate dieser beiden Reihen 

 stimmen aber vollkommen mit denen der ersten Reihe. 



In der folgenden Tafel sind die durch Interpolation aus 

 Werthen sämmtlicher Reihen gefundenen Ausdehnnngeo enthal- 



(*) uinnales de Chim. et de Phyt. Ser. lU. Tom. V, p. 100. 



