283 



beurtheüen vermag, well man nicht weifs, wie weit sie von den 

 original Beobachtungen entfernt sind, so schienen neue Versuche 

 unerläfslich, um so mehr, als die vorhandenen keinesweges mit 

 einander übereinstimmen, und die angewandten Methoden noch 

 immer Manches zu wünschen übrig lassen. 



Der Apparat, dessen sich der Verf. für diese Versuche be- 

 diente, unterscheidet sich dadurch wesentlich von den bisher be- 

 nutzten, dafs die Spannkraft durch eine Quecksilbersäule gemes- 

 sen wird, die ganz entfernt ist von dem Raum, in welchem die 

 Dämpfe sich befinden. Hierdurch kann diese in ihrer ganzen Länge 

 eine und dieselbe Temperatur erhalten, und aufserdem können 

 die Dämpfe bei allen Temperaturen nahe dasselbe Volumen ein- 

 nehmen, wodurch es möglich ist sie einer constanten Tempera- 

 tur auszusetzen. Der Apparat besteht aus einer U förmig gebo- 

 genen Röhre, deren Schenkel etwa 4 Zoll lang sind. Der eine 

 geschlossene ist in seinem obern Theile zu einer Kugel ausge- 

 blasen, und mit Quecksilber gefüllt, das in ihm ausgekocht wird, 

 und durch das man einige Tropfen anhaltend gekochtes Wasser 

 noch heifs hinaufsteigen läfst. Der andere offene Schenkel steht 

 durch eine lange enge Röhre mit einer Luftpumpe in Verbin- 

 dung. Sobald in diesem die Luft so weit verdünnt wird, dafs 

 ihre Spannkraft gleich der der Dämpfe bei der vorhandenen Tem- 

 peratur ist, so sinkt das Quecksilber in dem geschlossenen, und 

 steigt in dem offenen Schenkel, bis es in beiden gleich hoch 

 steht. Die Spannkraft der Luft wird alsdann schon durch das 

 mit der Luftpumpe verbundene Barometer angezeigt; um dieselbe 

 jedoch genauer messen zu können, ist noch ein besonderer Druck- 

 messer angebracht, bestehend aus einer U förmigen Röhre, deren 

 Schenkel etwa 3 Fufs lang sind, und die zur Hälfte mit Queck- 

 silber gefüllt ist. Der eine derselben steht mit der verdünnten 

 Luft in Verbindung, während der andere offen, oder mit einem 

 nicht vollkommen schlicfsenden Kork bedeckt ist. Neben dem 

 Druckmesser ist ein Barometer befestigt, und beide sind, um ihre 

 Temperatur so constant als möglich zu erhalten, mit einem Glas- 

 kasten umgeben, und werden mittelst eines Kathetometers ab- 

 gelesen. 



Zur Bestimmung der Temperatur wurde ein Luft-Thermo- 

 meter angewandt, nicht sowohl weil es eine gröfsere Empfind- 



