307 



einfache Nadel, die durch einen außerhalb angebrachten Magnet- 

 stab astatisch gemacht wird. 



Endlich ist sie auch kein ausschliessliches Phänomen der Ver- 

 zweigung des Stroms; denn wenn man einen Strom die beiden 

 Drahtgewinde des Instruments hintereinander durchlaufen läfst, 

 und zwar so, dafs diese auf die Magnetnadel entgegengesetzt wir- 

 ken müssen, hat man ganz dieselbe Erscheinung, wie wenn der 

 Strom sich theilt in beide Gewinde. Es ist diefs sogar die leich- 

 teste Art, das Phänomen hervorzubringen, da alsdann der Strom 

 in beiden Gewinden schon von selbst gleiche Stärke hat, und, 

 wenn die Gewinde symetrisch gegen die Nadel liegen, auch gleiche 

 Wirkung auf dieselbe ausüben mufs. Überdiefs zeigt sich die 

 Erscheinung in ausgeprägtester Gestalt, wenn man einen Draht 

 auf einem Brett, also in einer Ebene, dicht nebeneinander oft- 

 mals hin- und herführt und von einem Strome durchlaufen läfst. 



Nach mancherlei Hypothesen, die sich bei näherer Prüfung 

 als unhaltbar erwiesen, weifs der Verf. keine andere Erklärung 

 für das in Rede stehende Phänomen aufzustellen, als dafs es aus 

 der ungleichen Lage der beiden Gewinde gegen die Nadel ent- 

 springt. Wenn die Gewinde des Instruments regelmäfsig ge- 

 wickelt sind, liegen die Windungen des einen in jeder Schicht 

 neben denen des anderen, und bei der grofsen Nähe beider an 

 der Nadel scheint es nicht anders als nothwendig, dafs, bei glei- 

 cher Stromstärke in ihnen, allemal dasjenige in seiner Wirkung 

 auf die Nadel überwiegt, nach dessen Seite hin die Nadel abweicht. 



Was dieser Erklärung zur Stütze gereicht, ist der Umstand, 

 dafs das Phänomen um so weniger hervortritt, je dünner man 

 die Drähte des Galvanometers nimmt, je näher also die Centra 

 der entgegengesetzten Wirkungen an einander gebracht werden, 

 und dafs es noch mehr verschwindet, wenn man diese Drähte 

 zusammendreht. 



Auf diese Weise, indem der Verf. die Gewinde aus zusam- 

 mengedrehten Drähten von 0,3 Millimeter Durchmesser construirte, 

 und damit die früheren aus parallelen Drähten von 0,6 Millimet. 

 Durchm. bestehenden ersetzte, ist es ihm gelungen, das Phänomen 

 auf ein Minimum herabzubringen, das für den Gebrauch des In- 

 struments ganz unschädlich ist, sobald man nur dafür sorgt, dafs 

 vor dem jedesmaligen Schliefsen der Kette die Nadel auf Null 



