30S 



steht oder den Drahtsträngen parallel liegt. Ein noch dünnerer 

 und noch stärker zusammengedrehter Draht würde ohne Zweifel 

 die erwähnte Erscheinung gar nicht mehr zeigen; allein Gewinde 

 von der angegebenen Beschaffenheit reichen zu den meisten prak- 

 tischen Zwecken schon vollkommen hin, und gewähren, bei der 

 Bestimmung des Widerstands von starren Leitern, volle Sicher- 

 heit der Besultate, sobald man nur die angezeigte Vorsichtsmaafs- 

 regel nicht vernachläfsfgt, und überdiefs die Compensation nicht, 

 wie es Becquerel gethan, in dem andern Zweige, sondern, analog 

 dem Borda'schen Princip der Doppel wägung, in demselben 

 Zweige vornimmt, in welchen der zu messende Widerstand ein- 

 geschaltet worden ist. 



Vor Kurzem hat Hr. Whea tstone, ebenfalls überzeugt von 

 der Mangelhaftigkeit des Becquerel'schen Instruments, an dem er 

 jedoch nicht die oben beschriebene Eigenschaft beobachtet zu 

 haben scheint, ein anderes Differential -Galvanometer empfohlen, 

 das allerdings empfehlenswerth ist. Es beruht auf der zwar nicht 

 unbekannt gewesenen, aber doch bisher noch nicht benutzten 

 Thatsache, dafs wenn die beiden Zweige eines Stroms durch einen 

 dritten Draht, wie durch eine Brücke, mit einander verbünden 

 werden, sich in diesem dritten Draht ein Strom einstellt, dessen 

 Richtung und Stärke von der Lage der Punkte abhängt, wo er 

 die beiden andern Drähte berührt. 



Zur Anwendung dieser Thatsache hat Hr. W. zwei besondere 

 Vorrichtungen angegeben, welche indefs darin übereinkommen, 

 dafs von ausgespannten Drähten ein Rhombus gebildet ist, an dem 

 zwei gegenüberliegende Winkel a und c mit einer galvanischen 

 Kette, und die beiden andern b und d mit einem Galvanometer 

 verbunden sind. Letzteres, welches die Brücke zwischen den bei- 

 den Zweigen abc und ade des Stromes bildet, bedarf nur eines 

 einzigen Drahts und kann, wenn es nur empfindlich ist, von ganz 

 beliebiger Construction sein. Haben, wie vorausgesetzt wird, 

 die Seiten des Rhombus gleiche Länge, oder vielmehr, leisten sie 

 gleichen Widerstand, so bleibt, wenn von « nach c oder umge- 

 kehrt ein Strom durch das System geschickt wird, die Nadel des 

 Galvanometers vollkommen in Ruhe. 



Um einen Widerstand zu messen, schaltet Hr. W. denselben 

 in eine Seite des Rhombus ein; die Nadel weicht dann ab. 



