309 



Fügt er nun aber einer der anliegenden Selten einen zweiten 

 Widerstand hinzu, so kann er die Nadel wieder auf Null zurück- 

 bringen, und, wenn diefs geschehen, ist der zweite, bekannte Wi- 

 derstand dem ersteren gleich, also das Maafs desselben. 



Der Verf. hat diefs Verfahren geprüft und kann es nur loben. 

 Er findet es nicht einmal nöthig, deshalb eine besondere Draht- 

 vorrichtung zu construiren. Derselbe Widerstandsmesser, den er 

 bei der Sinusbufsole und dem Becquerelschen Verfahren gebraucht, 

 reicht auch hin zu dem Wheatstone'schen; es wird nur eine an- 

 dere Verknüpfung der Drähte erfordert. 



Eben so wenig bedarf der Drahtrhombus genau gleich langer 

 Seiten. Die Wirkung auf das Galvanometer ist Null, nicht blofs, 

 wenn dessen Drahtenden gleich lange oder gleich widerständige 

 Zweige des Stromes halbiren, sondern allemal, wenn sie Stücke 

 von diesen Zweigen abschneiden, die zur ganzen Länge oder zum 

 ganzen Widerstände derselben ein gleiches Verhältnifs besitzen, 

 wobei natürlich die Länge oder allgemeiner der Widerstand der 

 Zweige selbst sehr ungleich sein kann. In solches Verhältnifs 

 lassen sich aber die Stücke der Zweige sehr leicht auf experimen- 

 tellem Wege versetzen. Sehr wesentlich ist jedoch alsdann, dafs 

 die Compensation der Widerstände in einem und demselben Stücke 

 eines der Zweige vollzogen werde. Hr. W. thut dieses nicht, 

 weil er die Stücke seiner Zweige (d. i. die Seiten des Drahtrhom- 

 bus) als gleich an Länge oder Widerstand annimmt; aber diese 

 Gleichheit ist schwer in Strenge zu verbürgen. 



Unstreitig Ist das Wheatstone'sche Verfahren, weil dabei alle 

 Doppelsinnigkeit der Ablenkung fortfällt, sehr zweckmälsig zur 

 Bestimmung des Widerstandes starrer Leiter. Wie es sich dabei 

 in Bezug auf Empfindlichkeit gegen das Becquerelsche Verfahren 

 verhalte, hat der Verf. indefs wegen der Schwierigkeit, welche 

 die Theorie dieser Drahtverbindung darbietet, noch nicht sicher 

 bestimmen können. So viel Icohtet ein, dafs da, wo kein grofser 

 Widerstand in die Kette eingeschaltet werden darf, das Wheats- 

 tone'sche Verfahren den Vorzug verdient; wo aber ein grofser 

 Widerstand nicht schadet, wo man also ein Becquerelsches In- 

 strument mit dünnen und dabei zusammengeflochtenen Drähten 

 anwenden kann, leistet dieses eben so viel und giebt, wie sich der 

 Verf. überzeugt hat, genau dieselben Resultate wie das Wheats- 



7** 



