228 



Bei Beobachtungen dieser Art ist hauptsächlich ein genaues 

 Niveau erforderlich. Das jetzt angewandte Repsoldsche, dessen 

 Gleichmäfsigkeit sich bei der Prüfung und Bestimmung der Scale 

 ergab (l p = 1"875), ist besser und giebt kleinere Theile an als das 

 von mir im Jahre 1836 angewandte. 



Die Zapfen des Instrumentes sind von Herrn Oertling 

 nachgesehen und eine nicht erhebliche Ungleichheit derselben er- 

 gab die Correktion jeder unmittelbaren Nivellirung = f "77, fast 

 ganz übereinstimmend mit der von Hr. Dr. Brunnow im vori- 

 gen Jahre gefundenen 0^72. 



Eine im Osten aufgestellte Mire liefs erkennen, dafs der Col- 

 limationsfehler bei einer Zenithdistanz von 104° so gut wie Null 

 war und blieb, da er immer zwischen -f- 0"64 und — Oj'64 im 

 Bogen schwankte, eine Gröfse, welche bei einem 3-|- füfsigen 

 Fernrohre kaum mit Sicherheit an der Scale sich ablesen liefs. 

 In der Nähe des Zeniths weicht der Werth etwas ab, da er im 

 Mittel ■+• 1"5 im Bogen betrug. Indessen zeigte die Mire we-' 

 nigstens, was auch die unmittelbare Beobachtung bestätigte, dafs 

 der Collimationsfehler constant und ebenso auch das Azimut es 

 blieb. Die Verschiedenheiten der beiden Bestimmungen haben 

 wahrscheinlich ihren Grund darin, dafs das Instrument nicht ganz 

 genau einen gröfsten Kreis beschrieb, wie es wahrscheinlich bei 

 den meisten mehr oder minder der Fall sein wird. 



Um diesen Fehler völlig zu eliminiren schlug ich Hrn.Weyer 

 vor, an jedem Abende die Anordnung so zu treffen, dafs er erst 

 nivellirte und zwar doppelt Objektiv Ost und Objektiv West, 

 hierauf den Stern im Osten beobachtete, dann die Mire ablas, 

 darauf umlegte, die Mire wieder ablas, den Stern im Westen 

 durchgehen liefs und mit einer doppelten Nivellirung Objektiv 

 Ost und West in der neuen Lage schloss. Jeder Abend ist auf 

 diese Weise für sich abgeschlossen und sowohl die Fehler der 

 Zeitbestimmung werden durch die Beobachtungen im Osten und 

 Westen eliminirt, als auch jeder andere Fehler durch das Um- 

 legen. Es bleibt eigentlich nur der Einflufs des Niveaus zurück. 



Bei der Berechnung nach der in dem Jahrbuche für 1839 

 angegebenen Art erhält man für die verschiedenen Lagen des 

 Instrumentes Kreis Nord und Kreis Süd, combinirt mit den Beob- 

 achtungen des Sterns im Osten oder Westen 



