273 



Der Multlplicator wurde nach Melloni's Methode mittelst der 

 Thermosäule graduirt, und es ergab sich, dafs schon bei Ablenkun- 

 gen, die 6° überschritten, die Intensitäten des elektrischen Stromes 

 nicht mehr den Ablenkungen proportional waren, während bei den 

 M e 1 1 o n i'schen Multiplicatoren diese Proportionalität sich beiläufig 

 bis 20° erstreckte. 



Die Multiplicator war nur in ganze Grade getheilt, und obwohl 

 die Ablesung mittelst einer Loupe gemacht wurde, so kann doch 

 der Fehler einer einzelnen Ablesung 0,1 bis 0,2 Grade betragen. 

 Dies verbunden mit den übrigen Mängeln des Multiplicators und 

 der Methode seiner Graduirung läfst den etwaigen Fehler bei 

 jeder Beobachtung bis auf 0,4 und sogar auf 0,5 Grad steigen. 



Die gröfste Unsicherheit in den erhaltenen Resultaten entsteht 

 aber durch die Schwankungen der Temperatur der Luft im Zimmer, 

 und die durch die stetigen Luftströmungen hervorgebrachte parti- 

 elle Erwärmung und Erkältung einzelner Stellen der bei den Ver- 

 suchen angewendeten Metallstangen; ein Übelstand, der besonders 

 bei Beobachtung sehr kleiner Unterschiede zwischen der Tempe- 

 ratur der Stange und der Luft, und bei dem geringen Durchmesser 

 der ersteren, von grofsem Einflufs ist. — Die Gröfse des hier- 

 durch hervorgebrachten Unterschiedes zwischen zwei Beobachtun- 

 gen an derselben Stelle ist natürlich von der Veränderlichkeit der 

 Lufttemperatur abhängig, selten überstieg er doch einen Grad, wenn 

 nicht die Umstände so ungünstig waren, dafs überhaupt die ganze 

 Beobachtungsreihe verworfen werden mufste. Durch Vervielfäl- 

 tigung der Beobachtungen kann indessen diese Fehlerquelle ziem- 

 lich eliminirt werden, und beträgt bei den benutzten Versuchen 

 höchstens 0,5 Grad ('). 



Eine Änderung von einem Grad in der Ablenkung entspricht 

 aber einem verschiedenen Intensitäts-Unterschied nach der Gröfse 

 der Ablenkung. Zwischen 0° und 20° zeigt im Mittel 1° Unter- 

 schied in der Ablenkung eine Veränderung der Intensität von 1,17, 



(') Melloni sagt (Annales de chim. et de phys. LUI, p. 29) von dem Grade der 

 Genauigkeit, die bei Beobachtungen mit der Thermosäule über die strahlende Wärme erreicht 

 wurde, dafs bei seinen Versuchen die Unterschiede iwischcn verschiedenen Beobachtungen der- 

 selben Wärmestrahlung oft Null waren, bisweilen 0°,5, und nie über einen Grad. Also scheint 

 der tu befürchtende Fehler einer einzelnen Beobachtung bei meinen Versuchen nicht viel gröfser 

 iu seiu als bei Beobachtungen über die strahlende Warme. 



