148 



A. KOHLER — LA MICROPHOTOGRAPHIE EN LUMIÈRE ULTRAVIOLETTE 



s 



sec idéal, ayant une ouverture de 180°, de 30 à 

 40 7o- L'immersion au monobromure de naplila- 

 lène, calculée par Abbe, donne même une augmen- 

 tation de 60°/„; mais celte augmentation n"a pu 

 être mise com- 

 plètement à pro- 

 fit dans la prati- 

 que, parce que la 

 majeure partie 

 des préparations 

 ne supportent 

 pas l'immersion 

 dans le mono- 

 bromure de naph- 

 talène. En outre, 

 tout progrès ul- 

 térieur dans cet- 

 te voie semble 

 impossible, car 

 on ne connaît pas 

 de milieu à in- 

 dice sensible- 

 ment plus élevé 

 qui puisse être 

 utilement em- 

 ployé pour l'in- 

 clusion des pré- 

 paration?;. 



Mais on peut, 

 sans recourir à 

 un liquide parti- 

 culièrement ré- 

 fringent, obtenir 

 unpouvoirrésol- 

 vant plus grand 

 en utilisant le 

 second moyen in- 

 diqué : l'aug- 

 mentation du 

 nombre de vibra- 

 lions. Il n'y a 

 qu'à employer, 

 au lieu de la lu- 

 mière blanche, 

 des rayons à os- 

 cillations plus ra- 

 pides, les rayons 

 bleus ou violets, 

 par exemple. 



C'est, si je ne 

 me trompe, Ami- 

 ci qui, le pre- 

 mier, a fait res- 

 sortir l'avantage que le bleu et le violet offrent à cet 

 égard, et, depuis lors, on a, à plusieurs reprises, 

 utilisé ces couleurs pour la résolution des détails 



les plus fins. La sensibilité et l'acuité visuelle de > 

 la rétine étant petites pour ces teintes, il a fallu, en 

 général, recourir à la microphotographie pour tirer 

 parti des avantages qu'elles offrent. C'est dans la 



voie indiquée par 

 ces recherches 

 que j'ai fait un 

 pas de plus en 

 m'adressant à la 

 lumière ultravio- 

 lette, dont les 

 longueurs d'on- 

 de sont encore 

 bien plus courtes 

 que celles des 

 deux couleurs 

 employées jus- 

 qu'à présent. 

 Cette lumière 

 n ' impressionne 

 plus du tout la 

 rétine et c'est 

 encore la photo- 

 graphie qui sup- 

 plée à l'insuffi- 

 sance de notre 

 œil. 



II 



Fig. 1. — MirA-nscope et chambre sur !v t/fssus de table pendant la pose 

 (env. '/e grand, nat.). — S,, vis servant à maintenir le socle du niieroscope; 

 P, prisme à réflexion, en cristal de roclie, pour renvoyer le laiserau hori- 

 zontal de lumière Incidente sur l'axe du microscope; 8/j. miroir plan pour 

 observer l'image de l'étincelle sur la ]ila(|ue de verre d'urane: D, porte- 

 diapliragme, recevant le verre d'urane, écarte hors de l'axe. La signification 

 des autres lettres est donnée au lias de la figure 2. 



L ' application 

 de la lumière ul- 

 traviolette aux 

 recherches mi- 

 crographiques 

 exige : un appa- 

 reil d'éclairage 

 et une optique 

 spéciale pour le 

 microscope, un 

 instrumentcapa- 

 ble de faire voir 

 les images, invi- 

 sibles par elles- 

 mêmes, et une 

 chambre de mi- 

 crophotogra- 

 phie. Cette der- 

 nière ne diffère 

 pas sensible- 

 ment des modè- 

 les courants. Les 

 figures 1 à 4 re- 

 présentent ces 



instruments et le dispositif des expériences'. 

 ' Une installation complète comprenant tous ces instru- 



