A. KOHLER — LA MICROPHOTOGRAPHIE EN LUMIÈRE ULTRAVIOLETTE 



149 



J'emploie comme source lumineuse un courant 

 d'étincelles électriques éclatant entre deux élec- 

 trodes de cadmium ou de magnésium. Les étincelles 

 sont fournies par^une bouteille de Leyde alimentée 

 par une bobine d'induction. La lumière émanant de 

 cette source est décom- 

 posée par un appareil 

 spectral composé de len- 

 tilles et de prismes en 

 cristal de roche. Les ra- 

 diations de 275 aa (ou 

 280 [J.U. pour le magné- 

 smm), qui seules doi- 

 vent servir, sont sépa- 

 rées des autres par un 

 diaphragme-iris. Ce dia- 

 phragme forme la pu- 

 pille d'incidence d'un 

 condensateur en quartz, 

 qui remplace le conden- 

 sateur usuel en verre 

 et amène un cône de lu- 

 mière plus ou moins ou- 

 vert sur la préparation. 



Celle-ci est renfermée 

 entre une lame porte- 

 objet en quartz ou en 

 verre UV (verre spécial 

 laissant passer les rayons 

 ultraviolets) et une la- 

 melle couvre-objet en 

 quartz fondu. Comme 

 liquide d'inclusion, on 

 peut employer l'eau, une 

 solution physiologique 

 de sel de cuisine, de la 

 glycérine, un mélange 

 de glycérine et d'alcool 

 ou de l'huile de vase- 

 line. Le baume de Ca- 

 nada et les résines ana- 

 logues doivent être reje- 

 tés à cause de leur trans- 

 parence insuffisante. 



Les objectifs sont cal- 

 culés d'après une for- 

 mule toute nouvelle 

 créée par M. von Rohr. 

 Il n'y entre qu'une seule 

 substance : le quartz 

 fondu, et ils ne sont cor- 

 rigés que par rapport 



aux aberrations de sphéricité et du sinus. La correc- 

 tion des aberrations chromatiques n'est pas néces- 



ments, a été exposée pnr la maison Zeiss au Congrès de 

 Breslau. 



saire parce que la lumière employée est monochro- 

 matique. Après plusieurs essais, nous nous sommes 

 arrêté à la construction de trois objectifs, désignés, 

 comme les apochromatiques, par leur'distance focale 

 etleur ouverture numérique. Ces objectifs, que nous 



Sch ^ 



Fit;. 2. — Microscope et chambre sur le uessus de lahlo pendant l'exameD et In mise nu 

 point (env. ' « grand, nat.'. — B. pied de la chambre verticale: S'., vis servant à immo- 

 biliser la tige tournante divisée St: H. support mobile pour le cherclieur £; ./ et A', sup- 

 ports mobiles pour la chambre: Z obturateur pour la pose: Sci. rideau du châssis à 

 coulisse, ouvert: 0, poignée du cadre mobile recevant les plaques. Les autres lettres 

 ont la même signification que dans la figure 1. 



appelons monochromatiques, sont les suivants 



Distance focale. 0"™.; ouverture numérii[ue, 0..35 

 — 2..-. — O.So 



