A. KOHLER — LA MICROPHOTOGRAPHIE EX LUMIÈRE ULTRAVIOLETTE 



loi 



recherches que l'augmentation du pou voir résolvant 

 n'intéresserait pas. L'objectif monochromatique le 

 plus faible, dont le pouvoir résolvant n'atteint pas 

 celui des systèmes à sec puissants, est destiné à des 

 travaux de ce genre. 



11 y a plus. L'éclairage ultraviolet peut conduire 

 à des résultats intéressants lorsqu'on observe tout 

 simplement avec des objectifs ordinaires, car cer- 

 taines parties des tissus émettent, quand on les 

 éclaire avec la lumière ultraviolette, une fluores- 

 cence si intense qu'elles peuvent, grâce à ce rayon- 



que dans ces derniers temps que je l'ai examinée 

 de plus près, et alors il m'a semblé que sa couleur 

 pouvait servir à distinguer différentes parties des 

 ti?sus. La lumière fluorescente des membranes 

 cellulaires du bois a une belle teinte bleue; la cuti- 

 cule émettait, dans un cas, une lumière blanche, 

 dans un autre, une lumière jaune. Dans ce dernier 

 eus, elle était, d'ailleurs, colorée en jaune. 



En outre, il est connu que la lumière ultravio- 

 lette peut exercer des actions physiologiques éner- 

 giques. iXotre appareil peut fort bien être employé 



Fiy. 4. — Schoma Indiquaul la disposition des appaiwils ^'/lo grand, nat.). — abcd. dessus de table pour le microscope et 

 la chambre, avec les cales sur lesquelles reposent les vis calantes du socle et de la chambre. 11 se pose sur une table de' 

 la hauteur habituelle; pfgli, dessus de table pour l'appareil d'éclairage avec les cales de ses vis calantes. Il se pose sur 

 une table ou une armoire, de 23 centimètres moins haute que la première. Si l'on veut examiner la préparation avec 

 un objectif achromatique, on l'éclairé avec une lampe (à incandescence par exemple) placée en L, ou Lj. Si la lampe 

 est placée en L,, ses raj-ons sont partiellement rétléchis sur la dernière surface du prisme P, (fi". 3), traversent le 

 collecteur J\2 et parviennent au condensateur du niiscroscope, après avoirété une seconde fois réfléchis sur le prisme P 

 (fig. 1(. Si la lampeest placée en Lj, sa lumière tombe directement sur le prisme P. Dans ce cas, la lampe, cela va 

 sans dire, doit être'^ éloignée, lorsqu'on tr.availle avec la lumière ultraviolette ; /, écran tluorescent qui sert pour 

 faciliter l'orientation dans le spectre de l'étincelle lorsqu'on met l'appareil en place. 



neinent, être examinées avec des objectifs (à sec, 

 puissants) ordinaires, sans le secours d'une autre 

 source lumineuse. Cette fluorescence impressionne 

 même si fortement l'œil que j'ai d(\ chercher des 

 moyens d'en atténuer l'effet dans le chercheur. Sur 

 la plaque photographique, son action disparaît, il 

 est vrai, à côté de l'action bien plus énergique de 

 l'ultraviolet. 



Dans mes premières recherches, cette fluores- 

 cence n'était pour moi qu'un efTel parasite dont il 

 s'agissait de combattre les efifets nuisibles; ce n'est 



à leur étude, comme le montre le Mémoire que 

 M. Hertel a dernièrement publié. 



Les rayons à courte longueur d'onde nous offrent 

 donc plus d'un moyen de pénétrer plus avant dans 

 l'étude de la structure si compliquée de la matière 

 organisée : invisibles à l'œil humain, ils semblent 

 appelés à seconder nos sens dans les régions où 

 notre œil nous refuse son service accoutumé. 



A. Kôhler, 



Docteur us Sciences (léna). 



