CHRONIQUK KT COUIMiSPONUANCK 



l'M 



rapport enlre les dislaiices qui sépariMii Tolijrl pioJL'lr 

 du disque el ilc raiu|K)ule est plus grand. 



Il n'y a qu'un moyi'u d'éviter ce défaut et d'obtenir 

 l'iuiagè exacte, eu ' grandeur et en l'orme, de l'objet 

 projeté : c'est do disposer les choses de façon que les 

 rayons qui el'lleurent le corps et produisent l'image 

 soient parallèles entre eux et perpendiculaires à l'écran. 

 C'est ce qui esl obtenu dans l'urtliodiagrapbe en ren- 

 dant l'ampoule mobile et solidaire dans son mouvement 

 du crayon au moyen duquel on dessine le contour 

 projeté. 



1,'orthodiagraphe permet aussi de conslaler la prdfon- 

 deur à laciuelle 

 un corps étran- 

 ger est logé dans 

 ■l'organisme. Il 

 suflit de mesurer 

 le diamètre appa- 

 rent de l'objet 

 lorsque l'am- 

 poule est statiiin- 

 naire, et de cons- 

 tater ses vraies 

 di meus ions au 

 maoyen de l'am- 

 poule mobile. Soit 

 A la longueur ap- 

 parente, B la lon- 

 gueur réelle, C la 

 distance entre le 

 point cathodique 

 de l'ampoule el 

 l'écran, D la dis- 

 tance entre ce 

 point et l'olijet; 

 l'équation : 



l): 



Bxr: 



A 



donne la dislance 

 exacte à laquelle 

 le corps étranger 

 se trouve de l'é- 

 cran. 



I, 'appareil se 

 _conslruiten deux 

 'modèles : l'un 

 "vertical tig. I ', 

 l'autre horizon- 

 tal. 



L'écran lumi- 

 neux, qui porte 

 le style à (lessi- 

 ner, est rigide- 

 ment relié à l'ani- 

 poule par un ca- 

 dre en r. Ce dei- 

 nier est l'orme d'un certain nombre de sections arti- 

 culées, qui perjnetlent de placer l'écran dans toutes 

 les posilions par ra[i|ii]rl au bulbe, l'ne tige partant de 

 l'écran [leut s'ajuster liMigitudinalement dans un man- 

 chon b'iidu |)lacé à l'extrémib' d'un tube parallèle à 

 l'axe du style. I^e tube esl pourvu d'une partie télesco- 

 pique, à l'extrémité avancée de laquelle peut coulisser 

 un second manchon fendu. Ce manchon forme l'extré- 

 mité d'un bras qui se trouve, parla, perpendiculaire à 

 la partie lélescopique. La pince qui tient l'ampoule est 

 reliée par une articulation à boule avec une partie qui 

 peut se placer dans toutes les positions le long du 

 bras mentionné plus haut. 



Lors([ue les parties sont convenablement ajustées, le 

 point de propagation des rayons \ doit se trouver 

 dans le prolongement de l'axe du style. Pour permettre 

 d'obtenir un ajustement tel que les rayons soient 

 exactement pei pendiculaires à l'écran, ce dernier se 

 déplace dans un |i!an lorsqu'on fait mouvoir sa tige de 



support Inngiludinalemenl dans le manchon fendu, el 

 dans un plan ])erpendiculaire à celui-ci, en l'ajustant 

 dans le porte-écran. En examinant l'ombre projetée 

 sur l'écran par l'extrémité du style, l'opérateur se rend 

 facilement comiile de l'exactitude de l'ajustement. 



Le dé|daci'ment parallèle de l'ampoule et de l'écran 

 s'obtient par deux leviers pivotant l'un sur l'autre. Un 

 levier su|iporlant à l'une de ses extr('mités le cadre en 

 U est lixé à charnière à un second levier qui, à 

 son tour, pivote sur une console disposée au sommet 

 de la colonne portant l'appareil. Chaque levier est 

 pourvu d'un contre-poids (lui se meut sur son bras 



extérieur et sert 

 à maintenir l'é- 

 quilibre des par- 

 ties. La console 

 porte, en outre, 

 une tige à la- 

 quelle est atta- 

 ché, par joint 

 universel, le châs- 

 sis à dessin. Ce 

 dernier est dis- 

 posé pour rece- 

 voir une feuille 

 de bristol sur la 

 surface de la- 

 quelle le stylet 

 api)uie légère- 

 ment sous l'effet 

 d'un ressort. Si 

 le dessin doit se 

 faire directement 

 sur la peau du 

 patient, on en- 

 lève le bristol et 

 on remplace le 

 crayon du stylet 

 par un dermato- 

 graphe. Le châs- 

 sis à dessin est 

 pourvu de trois 

 p o r t e- c r a y n s 

 mobiles dans le 

 plan de l'écran, 

 ou dans celui du 

 châssis à dessin, 

 et pourvu d'é- 

 chelles pour les 

 deux coordon- 

 nées. 



Cette disposi- 

 tion permi't de 

 constater la po- 

 sition exacte du 

 sujet par rapport 

 au rayon cen- 

 tral et de rétablir 

 exactement cette position lors d'un nouvel examen. 

 In quatrième porte-crayon coulisse sur une échelle 

 qui s'avance de l'axe étendu du levier de suppoit 

 inférieur. 



Le système tout entier est mobile autour d'un pivot 

 au sommet île la colonne de support et peut se caler 

 dans toutes les positions grâce à un éciou fileté. Un 

 levier de fixage peut, en outre, être saisi pour empêcher 

 le système de descendre brusquement quand on 

 desserre la vis de pression. La verticalité ou l'horizon- 

 talité exacte du système est indiquée par un cliquet à 

 ressort. 



La longueur de la colonne est telle qu'en faisant 

 pivoter le système horizontalement autour de son axe, 

 le châssis à dessiner vient se placer à une distance 

 convenable au-de.ssus d'une pei-sonne étendue sur une 

 table ordinaire de 75 centimètres de hauteur. 



Cet appareil fonctionne avec succès dans plusieurs 

 services radio grapliiiiues allemands. 



1. — Mode iJc l'onctionncnieal dn J'orlljnd/.ijrajihc 



