A. CLA.UDE ET L. DKIKNCOURT — LASTROLABE A PRISME 



1083 



Dans le modèle de M. Jobin, le monlage adopté 

 est stal)lo : le prisme, enlevé complètement et remis 

 dans son logement, retombe à la mémo place. 

 L'autocollimation se fait avec un viseur spécial en 

 éclairant les fils du réticule de la lunette, ce qui 

 offce toutes garanties. Le réglage s'obtient à l'aide 

 de trois vis calantes avec ressorts placées dans la 

 monture et peut être efTectué par un observateur 

 quelconciue; on bloque ensuite le tout avec les trois 

 vis anlagonisles. De plus, le prisme et sa monture, 

 au lieu d'être reliés à la lunette par un simple 

 manchon emboîtant le bout du tube, sont portés 

 par un long tube qui chausse dans toute sa longueur 

 le tube de la lunette et assure une liaison et un cen- 

 trage parfaits. 



11 convient de signaler encore la substitution à 

 l'oculaire positif très grossissant, dont la faible 

 ouverture est fort incommode avec un champ 

 sombre, d'un microscope avec un jeu d'oculaires 

 de grossissements différents. 



Outre ce modèle géodésique, M. Jobin a établi 

 les plans d'un petit modèle plus réduit encore que 

 le petit modèle ordinaire et dont la lunette aura un 

 grossissement variant de 20 à 30. 



Enfin, il vient d'exécuter un prisme de (35 milli- 

 mètres de côté de section, qui supporte un grossis- 

 sement de 130 et même de 1.50, c'est-à-dire qui 

 permet d'avoir une vitesse relative des images égale 

 à 2(i0 ou 300 fois celle d'une image simple. L'erreur 

 probal)le d'une observation de circoniméridienne 

 très proche du méridien descend avec ces chitfres à 

 + 0",18et+0",16. l'n instrument de r/raiid modi'le, 

 avec ces données comme caractéristiques, est ac- 

 tuellement en construction; il sera encore facile- 

 ment transportable et se placera sur un pied comme 

 le modèle décrit ci-dessus. 11 pourra être employé 

 comme instrument d'observatoire fixe ou temporaire 

 pour la détermination des positions des astres et 

 pour certaines autres déterminations. 



IV. — Conclusions. 



En résumé, on peut dire aujourd'hui qu'il existe 

 un instrument de hauteurs égales, qui est l'astrolabe 

 à prisme avec son support et son bain de mercure. 

 Les résultats obtenus jusqu'ici prouvent à la fois 

 l'excellence de la méthode et l'exacte adaptation de 

 son instrument. Avec lui, le problème de l'Astro- 

 nomie de position comporte le minimum d'in- 

 connues à déterminer, et, jusqu'à ce que l'on ail 



trouvé, pour remplacer le verre du prisme, une 

 substance pouvant être considérée comme tout à 

 fait invariable, aucun instrument ne peut permettre 

 de résoudre le problème d'une façon plus simple. 

 Avec le modèle géodésique courant, la précision 

 des déterminations est déjà supérieure à celle de 

 tous les instruments méridiens. Mais, alors que 

 ceux-ci sont lourds et encombrants, qu'ils exigent 

 toute une installation de piliers et de cabanes, 

 qu'ils nécessitent plusieurs soirées complètes pour 

 la détermination d'une latitude et une au moins 

 pour l'heure, l'autre ne pèse pas plus qu'un théo- 

 dolite ordinaire, il s'installe connue lui sur un pied 

 à trois branches n'importe où en quelques minutes, 

 et, en une heure d'observations, avec beaucoup 

 moins de fatigue puisque l'observateur est assis et 

 n'a qu'à lire son compteur de temps, il permet 

 d'obtenir à la fois l'heure et la latitude, ainsi qu'un 

 lieu géométrique de chacune des étoiles inconnues 

 observées. 



L'astrolabe à prisme s'impose donc désormais 

 comme l'instrument indispensable pour la déter- 

 mination des positions des étoiles, aussi bien que 

 pour la détermination de la latitude et de l'heure, 

 dans toutes les grandes opérations do géodésie et 

 de géographie mathématique ; son transport facile, 

 son installation simple et rapide permettront de 

 l'employer en beaucoup de points où l'on serait 

 obligé de renoncer au cercle méridien faute de 

 place, de temps ou d'argent. Ces mêmes qualités le 

 recommandent aux explorateurs, qui ne pourront 

 plus désormais invoquer la nécessité d'opérer vite 

 et de réduire au minimum le poids et le volume de 

 l'instrument comme excuse de l'insuffisance et du 

 peu de précision de leurs observations, ainsi qu'il 

 est arrivé trop souvent'. 



A. Claude, L. Driencourt, 



Attaché a l'Observatoire 

 lia Bureau des Louaitudes. 



Ingénieur hydrographe eu chef 

 de la Marine. 



' Un ouvrage intituli!' : Description rt usnr/e de Vaxtrolabe 

 à prisme est en ce moment en publication à la librairie 

 Gautbier-Yillars. oo. quai des Granils-.\ugustins. Pour 

 mémoire, signalons à la numie librairie : le Catalogue par 

 zones (les Etoiles brillantes, de M. J. Bossert, et au Ser- 

 vice liydrographique, 13, rue de l'Université, l'abaque 

 général et les nomogrammes de préparation des obsen'a- 

 tions à l'astrolabe à prisme. 



Nous rappellerons, en outre, aux officiers et aux voya- 

 geurs, qu'il existe au Parc de .Montsouris un observatoire 

 astronomique, celui du Bureau des Longitudes, où ils 

 peuvent venir s'exercer aux observations astronomiques 

 avec les divers instruments, notamment avec l'astrolabe 

 .\ pri>iiie. 



