292 



ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES 



SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE 



Séance du I" Mais 1901. 



M. Cartaud présente, au nom de M. Ch. Frémont. 

 une communication sur les lignes superficielles qui se 

 produisenl dans le sciage des métaux, communication 

 sur laquelle nous reviendrons avec détails dans la 

 chronique du prochain numéro de la Revue. — 

 M. R. Dongier présente un . [pparèil de mesure des cour- 

 bures et des éléments d'un système optique quelconque, 

 convergent ou divergent. Il comporte, comme acces- 

 soire essentiel, un viseur autocollimateur, dans lequel 

 l'oculaire est remplacé par un microscope qu'on peut 

 soulever plus ou moins de quantités mesurables. La 

 lumière, fournie par une source étendue, est renvoyée 

 par le système éclairant vers l'ouverture d'un dia- 

 phragme où se trouvent deux fils croisés, puis vers 

 l'objectif du collimateur et la surface à étudier. Celle-ci 

 est disposée sur une plate-forme pouvant être déplacée 

 de quantités mesurables. Si la croisée des fils se trouve 

 au foyer de l'objectif du collimateur, la lumière réflé- 

 chie par la surface observée est renvoyée vers l'ob- 

 jectif, puis vers le microscope; elle parait issue du 

 foyer de la surface à étudier. On obtient le demi-rayon 

 de courbure avec une précision au moins égale à celle 

 fournie par le sphéromètre, même lorsque celui-ci 

 fournit la valeur de la flèche à un micron près, en 

 mesurant le déplacement de la plate-forme mobile, 

 pour les mises au point successives de la surface elle- 

 même et de son foyer. La mesure des éléments d'un 

 système optique est obtenue en interposant entre le 

 viseur et la plate-forme mobile une plate-forme fixe 

 destinée à le supporter. On détermine ensuite avec 

 facilité et précision les grandeurs qui interviennent 

 dans les formules dont M. Cornu a fait usage 1 . — A 

 propos de la Communication de M. Dongier, M. A. 

 Cornu fait remarquer qu'en effet on ne peut pas 

 compter sur le sphéromètre pour mesurer avec préci- 

 sion un rayon de courbure. Il n'est même pas exact 

 de dire que cet instrument pu'sse définir une flèche à 

 un micron près, si ce n'est quand on utilise seulement 

 de très petits déplacements de la vis. Mais on a tou- 

 jours les meilleurs résultats en employant la méthode 

 du levier optique de M A. Cornu 2 , applicable à la fois 

 aux courbures des surfaces concaves et des surfaces 

 convexes; la supériorité de cette méthode fient non 

 seulement à la perfection automatique du levier op- 

 tique, mais encore à ce que l'observation sur le petit 

 miroir du levier se fait sur une échelle divisée qui n'a 

 nullement besoin d'un étalonnage rigoureux; la mé- 

 thode élimine les erreurs attachées à tout étalonnage 

 absolu délicat comme celui de la vis du sphéromètre. 

 Dans sa méthode de mesure des éléments d'un système 

 optique, M. A. Cornu a tenu à proscrire rigoureuse- 

 ment l'emploi de toute pièce ou surface auxiliaire 

 (miroir ou lentille , dont il faut, définir la valeur op- 

 tique, et dont l'emploi peut altérer la netteté des 

 images. M. Dongier répond que son appareil permet 

 à l-i fois la mesure des courbures et des éléments des 

 systèmes optiques, aussi bien divergents que conver- 

 gents. Dans le cas des systèmes convergents, il ne 

 coin porte que les accessoires optiques indispensables, 

 employés aussi par M. Cornu, à savoir : une lentille 

 collimatrice et un microscope viseur. 11 a l'avantage 

 de porter en lui-même le moyen de régler à l'infini 

 par autocollimalion, el c'est dans cette opération qu'in- 

 tervient le miroir rigoureusement plan. Sa disposition 

 verticale et ramassée le rend très maniable et propre à 

 rendre service même aux industriels. M. A. Cornu 

 ajoute que la simplicité de son dispositif ne perd guère 

 d'avantages dans le cas. d'ailleurs très rare dans la 

 pratique, d'un système divergent. Quant au réglage à 

 l'infini, il peut se faire» avec toute la précision voulue, 



1 Journal de Physique, l" série, t. VI, p. 276, 308; 1877. 

 ' 2 Journal de Physique, !"■ série, t. IV p. 7; 1875. 



sans viser un objet extrêmement éloigné, et même 

 sans viser d'autre objet que le réticule du collimateur. 

 L'autocollimation n'est que l'un des procédés permet- 

 tant d'effectuer ce réglage; elle n'exige pas, d'ailleurs, 

 l'emploi coûteux d'un miroir parfaitement plan. La 

 moyenne des observations, par réflexion normale sur 

 une glace argentée ordinaire et successivement sur ses 

 deux faces, suffit généralement pour la précision du 

 focomètre. 



SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS 



Séance du 22 Février 1901: 



MM. A. Haller et G. Blanc communiquent les résul- 

 tats de leurs recherches sur les éthers alcoylcyanoma- 

 loniques. En traitant le cyanomalonate d'éthyïe argen- 

 tique par les iodures alcooliques, ils ont obleuu les 

 éthers de la forme : 



.C0 2 CMI= 

 R . C ^ 

 ' | X CO ! C s II 3 

 CAz 



On a opéré en particulier sur les iodures de méthyle, 

 d'éthyïe et de propyle (normal), et l'on a obtenu les 

 éthers cyanomaloniques substitués correspondants. Ce 

 sont des liquides bouillant respectivement à Lie" 

 (28 millimètres), à 142-14o" (30 millimètres) et à 

 155°-157° (28 millimètres). Quand on les fait bouillir 

 pendant longtemps avec des acides étendus, on obtient 

 les acides gras correspondants (propionique, butyrique 

 et valérique). La potasse aqueuse provoque un dédou- 

 blement différent. On obtient alors les acides a-cyano- 

 propionique, a-cyanobutyrique et œ-cyanovalérique, qui 

 ont étécaractéiisés au moyen de leurs anilides (obtenues 

 en chauffant l'acide bien sec avec l'isocyanate de phé- 

 nyle) et fondant respectivement à 104-105°, 80-87" et 

 88-89°. — M. A. Béhal, à propos d'une note parue dans 

 le dernier numéro desComptes Rendus et due à M. Gril 

 gnard, se voit dans l'obligation de communiquer les 

 résultats d'un travail sur l'action des dérivés organo- 

 métalliques sur les étbers-sels de la .-érie cyclique. Il 

 a étudié, tantôt seul, tantôt avec MM. Tiffeneau el Sonia 

 melet, divers corps de cette série. Voici les résultats 

 généraux obtenus : Il se forme, avec les dérivés méthylés 

 et les éthers sels cycliques ayant le groupe C0 2 H sur le 



C\\- 

 noyau,des chaînes pseudopropyléniques I\-C-^p H3 . Les 



fonctions phénols ou éthers de phénol* qui sont fixées 

 sur le noyau se perturbent par cette réaction. Ces dé- 

 rivés se polymérisent avec facilité. Les polymères géné- 

 ralement bien cristallisés sont dimères. Ils se disssocient 

 sous l'influence de la chaleur en deux molécules de 

 monomères avec peu de produits accessoires. Ces 

 dimères sont saturés : l'union s'est do îc faite par la 

 fonction éthylénique. Les monomères, traités par l'iode 

 et l'oxyde de mercure suivant les indications de M. Bou- 

 gault, se transforment en cétones, la chaîne pseudopro- 

 pylénique donnant lieu à une transposition moléculaire 

 qui fournit une chaîne linéaire : 



R.C 





C1I- 



\CH 



= R.CH s .CO.CH'. 





C'est là le premier exemple d'une transformation île 

 cet ordre: la transformation inverse est très connue; 

 il suffit de rappeler celle de la pinacone, de l'hydro- 

 beuzoïne et du benzyle. Oxydés par le permanganate; 

 les dérivés pseudopropyléniques donnent des cétones 

 R.CO.CH' avec détachement du groupe méthylène. La 

 propriété de fournir des carbures ne tient pas à ce fait 

 que l'alcool est tertiaire; en effet, un certain nombre 

 d'alcools secondaires qui. théoriquement, devraient se 

 former par l'action des dérivés oigano-métalliques du 

 magnésium se déshydratent et fournissent des carbures. 

 Cependant, en faisant, réagii l'iodure de magnésium 



