ACADEMIES ET SOCiETÉS SAVANTES 



5S1 



Solution particulièrement heureuse de ce problème si 

 intéressant : dépolariser par l'oxygène de l'air, au 

 moyen d'un intermédiaire chimique, et constituer par 

 kuite un dépolarisanl inusable. — M. G. Lippmann 

 I iih' un ikiii venu r/;il\ ■ parfaitement asia- 

 tique. \u lieu d'employer deux aiguilles aimai 

 pst;ilis( : rs l'une par l'autre, M. Lippmann n'emploie 

 Qu'une seule aiguille ab demeurant invariablemenl 

 Bans le plan du méridien magnétique. Le couranl a 

 irer passe dans deux bobines AB d'axe commun ab, 

 qui eotourenl respectivement les pôles a et b 'le l'ai— 

 feuille aimantée el agissent dans l^ même sens, l'une \ 

 repoussant, l'autre R attirant l'aiguille. I n Bl de cocon/ 

 borte l'aiguille ab; il esl attaché au levier /, d'une 

 balance de torsion. Au moyen du tambour torseur de 

 bette balance, on a réglé l'axe de la balance perpen 

 liculaire à l'axe de l'aiguille ab. Quand le courant 

 Igit, l'aiguille ab se déplace paralh elle même 

 h la Terre ne tend pas à dép iguille; la seule 

 force directrice esl celle de la torsion de la balance *. 

 .Maki' ; l'emploi d'un lil de cocon, le modèle présenté 

 par M. Lippmann esl très maniable. La durée d'oscil- 

 lation est d'enviroi minute el l'amortissement est 



pom pi et après trois oscillations. La sensibilité esl pro- 

 portionnelle a la longueur du bras de levier de la 

 balance de torsion. Il faul prendre une aiguille Ibr 

 Bernent aimantée et pas trop légère. La sensibilité 



I'il- I. Schéma du galvanomètre asiatique de W.Lip) 

 — ab, aiguille aimantée; \, B, bobines;/, lil de cocon 

 /, levier de la balance de torsion portanl un petit contre- 

 poids. 



paraît comparable à i elle d'un galvanomètre Thomson. 

 L'amortissement devient 1res grand quand le galva 

 pomètre esl fermé siu' lui-même. L'appareil, facile à 



instruire, esl d'un emploi comi le : l'orientation .le 



Paiguille aimantée esl bien fixe, taudis que 1rs systè s 



qui sont seulemenl astatiques par compensation onl 



une orientation essentielle ni variable. M. Pellat 



lit que cette variation du zéro j'observe, en effet, fré- 

 quriuiiieiii . avee 1rs galvanomètres Thomson â aimanl 



lirecleur. M. Broca dii qu'avec le systè à deux 



aiguilles verticales de M. P. W'eiss, formanl un circuil 

 magnétique complètement fermé, on a un zéro très 

 Ixe. Il rappelle 1rs excellents résultats qu'il a obtenus 

 au moyen d'un équipage à points conséquents; l'avan 

 lage sui le galvanomètre de M. Lippmann est que ces 

 Equipages sont insensibles à l'acti l'un champ uni- 

 for m r el même encore à Ta ri nui .l'un changement uni- 

 formément varié du champ. — A propos de la commu- 

 nication de M. A. Cotton, du 13 avril Réseaux obtenus 

 bar la photographie des franges ^interférence , 

 .M. Lippmann annonce la propriété suivante que devi onl 

 posséder 1rs réseaux obtenus par M. Cotton : Si la 

 fumière employée pour produire 1rs franges renferme 

 <lru\ longueurs d'onde différentes, \ et X', le réseau 

 nbiriiu par la photographie de ces franges sera capable 



'. M. Lippmann montre que son galvanomètre est nrt- 

 temenl différent de ceux qui sont .lus ,i \. i;. Becquerel. La 



balance électromagnétiq le A. C. Becquerel esl environ 



i" 1)00 fois moins sensible que le galvanomètre astatique de 

 M. Lippmann. 



de dévier, dans la même direction, les lumières de 

 longueur d'onde X el V. Si la lumière productrice des 

 franges esl blanche, le réseau enverra dans une même 

 direction touti luleurs de cette lumièi 



par conséquent constituera un réseau achromatique. 

 M. Cotton indique qu'il n'a fait jusqu'ici d'expérii 

 qu'avec la raie indigo du mercure, employée seule. 

 Mais i| avait, lui ar iné le ras ni'i les photo- 



graphies seraienl faites avec plusieurs radiations super- 

 posées, el remarqué la réversibilité que M. Lippmann 

 vient de signaler. Lorsque le réseau complexe obtenu 

 une lumi» de plusieurs radia- 



tions simples, par un i a i allèle de 



lumi une direction pi i\ iié- 



al leurs maxima su- 

 és. En isolant nte les rayons dif- 

 fractés dans celte peut théoriquemenl 

 reproduire la couleur de I re qui avait servi à 

 faire la photographie. Mais il faut que les maxima 

 s.'imi suffisamment inten ent leurs inten- 

 sités relatives. Il faut donc que l'action photographique 

 et l'intensité de la lumière incidente aienl entre elles 



elalion telle q :haque rés. u lémentaire ne 



donne qu'un spectre. M. Cotton reviendra, sur ces ques 

 limis el présentera à la Société des réseaux qu'il obtient 



>tati ail I. Guillaume signale 



un mé ire de M. Lyman [Physical Review, jan- 



lequel l'auteur étudie l'apparition de 



. spi eti airs dans le i éseaux de 



Itowlan.l et l.s explique par l'influence des inégalités 



périodiques des intervalles des réseaux. M. A. Cornu 



signale 1rs diverses erreurs que comporte l'emploi .les 



i\. Il rappelle c menl on peut i econnaîl re les 



périodiques par sa méthode du moiré, en 

 superposant presque parallèlement deux réseaux trans- 

 its obtenus avec la même machine à diviser, ou, 

 .l'une manière plus générale, deux copies transpai 



d'un m i au onte is pai la mé| hode de M. Izarn. 



Quand on trace un réseau, il faut rendre très constante 



la tensi lu système qui relie la machine à di 



au moteur; pour cela, il com ient de produii e la ten - 

 sion a l'aide de poulies el de poids tenseurs. Une expé- 

 i ienci i u ger .1rs défauts d'un réseau 



consisl que le réseau diffracte 



entre le premier spectre el rima?.'., de la lente éclai 

 Dans un spectroscope à vision directe, sur la 



duquel on rail t ber la lueur précédente, on 



it plusieurs raies. Le réseau superpose ainsi au 

 spectre régulier une foule de spectres tenant aux iné- 

 galités périodiques de la vis. D'une manière générale, 

 l'emploi d'un s] fraction esl un cou 



trôle nécessaire des observations des spectres des 

 réseaux, outre qu'il fournil une dispersion particuliè- 

 rement grande dans l'ultra violet. M. D. Korda 

 signale un i remarquable de vitesse de cristalli- 

 sation. En une fraction de minute seulement, il a fait 

 cristalliser, par refroidissement dans Iran, des culots 

 de ferrosilicium. La forme des cristaux varie avec la 

 proportion de silicium : longues aiguilles pour 10 °/„ 



de silicium (formule Fe'Si : tétraèdres de I à 10 ' 



ité pour ' ' r silicium foi mule FeSi : 



— lames d'aspect mi de ilicium (for- 



mule l'rSi'. Des cristaux jaunes de ferromanganèse, 

 ..u ai s enl ■• foi ment .l'une manière 



aussi rapi.tr dans des i onditions analogues. 



SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES 



S.éance du 18 Avril 1901 i suite). 



M. W. Aekroyd poursuit ses recherches sur les 

 eaux de Moorland, el montre que la présence du- chlore 

 s'explique facilement par la quantité de chlorure de 

 sodium existant dans l'eau de pluie, surtout en hiver. 

 - M. A. C. Perkin a étudié la robinine, glucoside des 

 fleurs du Robinia pseudoacaria. Séchée à l'air, elle 

 possède la formule C"H 3<I 0",8H ! 0. Elle est hydrolysée 

 par l.s acides minéraux dilués en une matière colo- 



