ANDRÉ BLONDEL — L'INSCRIPTION DIRECTE DES COURANTS ÉLECTRIQUES VARIABLES 613 



dont il est le siège; c'est tout au plus un « oscillo- 

 scope. » 



Ces différents essais ne furent suivis d'aucune 

 application. Quelques années plus tard, en 1893, 

 l'auteur, parlant d'une analyse de la solution 

 théorique', trouva la première solution du pro- 

 blème par la création des oscillographes*, qu'on 

 peut définir : des galvanomètres à oscillations très 

 rapides par rapport à celles du courant, dépassant 

 1.00(1 périodes propres par seconde, et susceptibles 

 d'être réglés à l'amortissement critique. 



Une seconde solution fut donnée, en 1897, par 

 M. Abraham, sous le nom de rhéographe. Les 

 ghéographes peuvent être définis : des galvano- 

 mètres à oscillations moins rapides que celles du 

 couranl et dans lesquels l'inertie et l'amortissement 

 sont compensés par des effets d'induction électro- 

 magnétique. 



Enfin, à la même époque, M. F. Braun, reprenant 

 cl réalisant p • la première fois une idée indi- 

 quée déjà en 1894 par M. Hess, utilisa la déviation 

 des rayons cathodiques par un champ magnétique, 

 pour obtenir, dans un tube à rayon- cathodiques, 

 une image de la courbe du courant traversant un 

 Bolénoïde voisin du tube. Nous proposerons pour 

 cette méthode le nom d'oscilloradiographie. 



Chacune de ces trois méthodes peut avoir sa 

 raison d'être dans telleou telle application. Mais on 

 peut reprocher aux deux dernières d'exiger des 

 expérimentateurs habiles et un matériel assez, com- 

 pliqué. L'oscilloradiographie surtout, en dépit de 

 sa perfection théorique, manque de commodité et 

 de précision. 



Au contraire, les oscillographes sont faciles à 

 manier, 1res simples de construction; les derniers 

 types, que je vais décrire ici pour la première fois, 

 laissent, à cet égard, les autres très loin en arrière, 

 et, grâce à leur prix de revient relativement bas, 

 ils pourront, j'espère, être bientôt d'un emploi 

 général, de préférence aux anciennes méthodes. On 

 peut dire en tout cas qu'ils constituent actuellement 

 la seule méthode directe vraiment pratique. 



Nous en exposerons successivement les principes, 

 les organes et les applications. 



IL — Principes des Oscillographes. 



La théorie des oscillographes est une générali- 

 sation de la belle théorie de la synchronisation de 

 M. Cornu. Pour obtenir le résultat désiré, il faut 

 que les oscillations soient non seulement synchroni- 



' Conditions générales que doivent remplir les instru- 

 ments indicateurs ou enregistreurs [Comptes rendus, 

 t. CXV1, p. 748 ; 1893). 



* Oscillographes, nouveaux appareils pour l'étude des 

 oscillations électriques lentes [Comptes rendus, t. CXVI, 

 p. 502; 1893 



ques, mais, autant que possible, ": chaque instant 

 proportionnelles au courant à mesurer. Si l'on se 

 reporte à l'équation générale des galvanomètres 

 amortis : 



iS + aJS + o-gi, 



où K est le moment d inertie, Alecoefficientd'amor- 

 tissement, C le couple de torsion, G la constante 

 galvanométrique, I le courant à étudier), on voit 

 que, si l'on rend les deux premiers termes négli- 

 geables devant le troisième, il \ aura à chaque 

 instant proportionnalité de l'angle au courant à me- 

 surer;et, en étalant les déviations dans le sens per- 

 pendiculaire, a l'aide des méthodes de composition 

 optique bien connues, dont on parlera plus loin, 

 ou traduira le mouvement oscillatoire par une 

 courbe. En ce qui concerne le galvanomètre pro- 

 prement dit, d'après la théorie que l'on ne repro- 

 duira pas ici, les conditions à remplir sont au 

 nombre de cinq, les deux premières, d'ordre gé- 

 néral, applicables à toute espèce d'indicateurs, les 



autre- spéciales aux oscillographes électriques: 



1" L'instrument doit avoir une période tToscil- 

 lalion propre très courte par rapport à celle des 

 oscillations électriques. En particulier, pour les 

 courant- alternatifs ordinaires, ayant une fréquence 

 comprise entre 10 et tut» périodes par seconde, un 

 bon oscillographe doit vibrer avec une fréquence 

 au moins TiO fois plus grande, c'est-à-dire au moins 

 o.OOÛ périodes par seconde. 



2° V amortissement doit être réglé à une valeur 

 aussi voisine que possible de l'apériodicité critique 

 toutes les fois que les oscillations électriques ne 

 sont pas bien continues, ou que les variations brus- 

 ques ne sont pas supprimées par un artifice de 

 correction. L'auteur a montré la nécessité de réa- 

 liser cet amortissement en plongeant les équipages 

 mobiles dans des liquides visqueux, baumes ou 

 huiles de vaseline, de ricin, etc., choisis empirique- 

 ment et auxquels on donne la température conve- 

 nable. 



Lorsque la fréquence des vibrations propres de 

 l'appareil est très grande, la précision de l'amor- 

 tissement perd son importance, car il est facile de 

 rétablir le tracé exact sous les dentelures, d'ailleurs 

 toujours vite amorties. 



3° La self-indue/ ion propre doit être assez faible 

 pour ne pas altérer la loi de variation du courant 

 mesuré. On verra plus loin comment on peut la 

 compenser. 



4° Les phénomènes d'hystérésis et les courants 

 de Foucault dans l'appareil doivent être négli- 

 geables. 



5° La sensibilité doit être suffisante, ce qui en- 

 traine l'emploi de parties mobiles excessivement 

 petites. 



