614 ANDRE BLONDEL — L'INSCRIPTION DIRECTE DES COURANTS ÉLECTRIQUES VARIABLES 



Les conditions 1°,3° et o°, plus ou moins opposées 

 entre elles, sont les plus difficiles à concilier 1 . 



L'auteur a étudié et indiqué dès le début (1893) 

 trois types satisfaisant, avec des sensibilités di- 

 verses, à ces conditions : l'oscillographe bifilaire, 

 l'oscillographe à barreau mobile, et l'oscillographe 

 à plaque vibrante. Tous ceux qui 

 ont été construits depuis rentrent 

 dans ces types. Mais, dans ce qui 

 suit, nous ne considérerons que 

 deux catégories, car le nouveau type 

 d'oscillographe à fer doux est une 

 combinaison du barreau et de la 

 plaque vibrante en un seul organe. 



III. — Oscillographe bifilaire. 



Fig. 1.— Schéma 

 du premier 

 oscillograph e 

 h i fi I a / r e de 

 Fauteur, cons- 

 truit en 1S9S. 



C'était, en 1893, une forme com- 

 plètement nouvelle de galvano- 



mètre (fig. 1), dérivant indirecte- 

 ment d'un galvanomètre à cadre 

 mobile. L'inertie du cadre et la 

 sensibilité sont toutes deux pro- 

 portionnelles au nombre de spires ; 

 par conséquent, il n'y a pas d'in- 

 térêt à en avoir un nombre supérieur à deux; 

 l'auteur en a conclu que la plus simple des solu- 

 tions consistait à supprimer le cadre et à le rem- 

 placer par un simple bifilaire formé de deux fils 

 parallèles très rapprochés, traver- 

 sés par le courant étudié et por- 

 tant un miroir collé en leur milieu; 

 ce bifilaire était placé entre deux 

 pôles d'électro-aimant allongés et 

 aussi rapprochés que possible, 

 comme le montre la figure 1, et 

 donnant au champ magnétique la 

 plus grande intensité possible. 



Les grands avantages de ce dis- 

 positif sont la simplicité de la sus- 

 pension, l'absence de toute vibra- 

 tion parasite, la très faible self-in- 

 duction, et la grande intensité réa- 

 lisable pour le champ magné- 

 tique, qui donne beaucoup de sen- 

 sibilité. Les inconvénients sont la 

 nécessité de ce champ puissant, la 

 finesse des fils nécessaires et la 

 difficulté de faire tenir le miroir 

 sur le bifilaire d'une façon durable. 

 La fréquence ne dépassait pas, avec ce premier dis- 

 positif, 1.000 à 2.000. 



Divers perfectionnements ont été apportés àl'os- 



Fig. 2. — Dispo- 

 sition des piè- 

 ces polaires et 

 des pièces de 

 concentration 

 eu 1er doux 

 des oscillogra- 

 phes bifilai- 

 res. 



' L'étude théorique plus détaillée de tous les oscillographes 

 fera l'objet d'un Mémoire plus étendu dans la Revue 

 « Eclairage Electrique d. 



cillographe bifilaire dans ces dernières années. Les 

 deux fils de cuivre furent remplacés, en 1897, par 

 M. Duddell, par deux bandes de bronze phosphoreux 

 fortement tendues, ce qui permit d'accroître le 

 nombre de vibrations jusqu'à 10.000 en même 

 temps que la sensibilité. L'auteur croit avoir résolu 

 plus complètement ce problème par l'emploi rai- 

 sonné de bandes d'aluminium de section convenable 

 et l'application à l'électro-aimant inducteur de prin- 

 cipesde construction rationnels, inspirés des études 

 de Evving et de Weiss. La sensibilité a été ainsi 

 doublée ou triplée. 



Les pôles coniques de Ewing sont utilisés en rem- 

 plaçant l'isthme par de petites pièces polaires en 

 biseau PP (fig. 2), entre lesquelles on a laissé un 

 petit entrefer de mm ,G à 1 millimètre. 



Fig. 3. — Oscillographe bifilaire double, modèle de. 1000. — 

 E, électro-aimant (type Weiss); P, pièce amovible dont le 

 détail est fourni par la ligure 4. 



Les figures 3 et i indiquent en gros le mode de 

 construction que j'avais adopté en 1899 pour un 

 oscillographe double. 



Dans cet appareil, il y avait deux entrefers sem- 

 blables séparés par une petite pièce de fer, et chacun 

 comprenait un bifilaire. L'ensemble n'occupait pas 

 plus de 20 millimètres de largeur, et, grâce à la 

 forme conique des pôles adjacents, le champ était 

 très concentré et atteignait un maximum élevé 

 dans les entrefers, même avec un électro-aimant 

 de 30 kilos seulement, dont les diverses parlies sont 

 parfaitement proportionnées. Dans les derniers 

 modèles (fig. o), le montage et l'emploi de l'appa- 

 reil sont grandement facilités par un dispositif 

 nouveau adopté pour les bifilaires et les pièces po- 

 laires; celles-ci forment, avec des entretoises en 

 bronze qui en maintiennent l'écartement (avec len- 

 tille plan-convexe fixée .sur le devant), des boites 

 amovibles séparées qui contiennent toute la partie 



