ANDRÉ BLONDEL - L'INSCRIPTION DIRECTE DES COURANTS ÉLECTRIQUES VARIABLES 615 



délicate de chaque oscillographe, et dans lesquelles 

 on introduit par le haut de l'huile, et un chevalet à 

 ressort portant un bifilaire. Chacun des bifilaires 





(D 





Fig. î. — Partie principale de l'oscillographe bifilaire de 

 1900. — a, a, bornes-attaches des bandes; P, P, pièces 

 polaires en fer, qui s'appliquent contre les pôles libres de 

 î électro-aimant; c, c, crochets-supporls; K, K, bifilaires, en 

 bandes d'aluminium ou de bronze; m, m, miroirs collés à 

 cheval sur les bandes, et miroir de repère collé sur une 

 tête de vis; E, appui inférieur des bandes en ivoire; D, D, 

 appuis supérieurs en ivoire; A, pivot commun des appuis 

 supérieurs (deux vis placées derrière l'appareil permettent 

 d'obliquer l'un ou l'autre de ces appuis en les faisant tour- 

 ner autour du pivot central A); p, p, poulies tendeuses; 

 T, T, tiges tendues par des ressorts spiraux contenus dan-; 

 la boîte B ; b, h, attaches mobiles des extrémités supé- 

 rieures des ressorts tendeurs. 



est ainsi tendu séparément sur un support d'ivoire 

 suspendu, orientable par une vis tangente. Les 



Si 





attaches des brins des bifilaires se font sur le che- 

 valet, et communiquent par deux aiguilles avec des 

 godets de mercure ménagés dans une plaque d'ébo- 

 nile fixée en dessous de la boite; leur tension est 

 produite, pour chacun, à l'aide d'une petite poulie 

 embrassée par le bifilaire au-dessus du chevalet. 

 Chaque poulie est tendue individuellement par un 

 ressort étalonné et réglable. 



Le montage et le remplacement des bifilaires se 

 font avec la plus grande facilité, grâce à des dispo- 

 sitifs étudiés en vue de rendre cette manœuvre 

 commode. En outre, chaque appareil peut être 

 muni de plusieurs chevalets interchangeables éta- 

 blis suivant des données différentes, ce qui permet 

 d'utiliser l'instrument pour desapplications variées 

 exigeant plus ou moins de sensibilité, plus ou moins 

 de lumière, etc. 



Avec ces dispositions, des bifilaires très courts 

 lu à 15 millimètres) en aluminium, et des miroirs 

 très petits collés à la gomme laque, on atteint des 

 nombres de vibrations de 

 10.000 à Lo.000 par se- 

 conde, et des sensibilités 

 de 600 à 800 millimètres 

 par ampère à 1 mètre de 

 distance. On obtient ainsi 

 de très bons appareils de 

 laboratoire. Pour certains 

 usages, on peut quintupler 

 la sensibilité, en se con- 

 tentant de 4.000 à 5.000 vi- 

 brations par seconde. 



L'équipage bifilaire de 

 ces appareils peut être considéré el c est là son 

 grand avantage) comme un appareil à vibrations 

 tournantes, élant donné que les fils ou bandes 

 sont très rapprochés et parfaitement solidarisés en 

 leur milieu par le miroir, de manière que toute 

 torsion de celui-ci imprime aux deux brins non 

 seulement des déplacements transversaux, mais 

 des torsions. Or on sait, d'après les travaux de 

 Saint-Venant, que les vibrations tournantes d'une 

 tige prismatique peuvent avoir une fréquence 

 beaucoup plus élevée que ses vibrations transver- 

 sales ; sans qu'il soit nécessaire d'appliquer au 

 bifilaire des tensions très grandes, on peut donc 

 accroître la fréquence propre, en augmentant le 

 nombre des vibrations tournantes des deux brins. 



On démontre que le nombre de vibrations est la 

 racine carrée de la somme des carrés du nombre 

 des vibrations dues à l'élasticité de torsion et du 

 nombre des vibrations transversales; on peut donc 

 le faire varier dans certaines limites en tendant 

 plus ou moins le ressort auquel est attachée la 

 poulie égalisalrice. Pour réduire la période de 

 vibration propre, sans accroître trop la tension par 



Fig. 5. — Schéma de !'"•-■- 



\raphe bifilaire 



double, nouveau mo- 



dèle, muni 'le bottes à 



huile distinctes, li, I!,. 



