GIG ANDRÉ IîLONDEL — L'INSCRIPTION DIRECTE DES COURANTS ÉLECTRIQUES VARIABLES 



unité de section -• il convient d'employer des 



bandes assez épaisses relativement à leur largeur 

 (l'idéal sérail des fils carrés ou ronds très rap- 



Coi//ie horizontale 

 /iar le centre du barreau M 



Fig 6. — Schéma du premier oscillographe à fer doux de 

 1 auteur, construit en 189S. — N, S, pôles d'un aimant ou 

 électro-aimant; P, P, pièces polaires plates feuilletées, 

 M, petit barreau mobile en fer doux, doublé d'un miroir 

 et pivoté entre pointes, ou collé sur un fil métallique. 



proches), ef de réduire au minimum le rapport 



y: du poids spécifique au coefficient d'élasticité par 



le choix convenable du métal. La discussion de la 

 sensibilité, pour un nombre de 

 vibrations donné, conduit aux mê- 

 mes desiderata. 



L'auteur a pu, grâce au précieux 

 concours de M. Cliarpen lier-Page, 

 fabricant de fils d'aluminium, sa- 

 tisfaire à ces conditions en em- 

 ployant des bifilaires d'aluminium 

 très élastiques, en fils plats et ronds 

 de 1res petites sections, qui don- 

 nent de très bons résultats, comme 

 le montrent les chiffres cités plus 

 haut. Le bronze phosphoreux ou 

 siliceux donne aussi de suffisants 

 résultats, et il est plus facile à pré- 

 parer; pour tes très grandes sen- 

 sibilités (20 mm, par milliamp.), 

 on préfère encore l'argent. 



un champ magnétique très intense, produit par un 

 aimant ou mieux par un électro-aimant puissant 

 NS; le courant à étudier passait dans deux bobines 

 BB' placées de part et d'autre des pièces polaires 

 PP très aplaties pour laisser la place nécessaire), 

 ri produisait un champ oscillatoire perpendiculaire 

 au champ directeur. Pour réduire le moment d'iner- 

 tie, le barreau était plus haut que large. Pour éviter 

 les courants de Foucault, les pièces polaires étaient 

 faites en tôles assemblées, feuilletées horizonta- 

 lement. 



Par suite des attractions auxquelles le barreau 

 mobile était soumis dans le champ intense, on était 

 obligé de le maintenir mécaniquement par des 

 pivots ou de le fixer à une petite bande métallique 

 tendue verticalement; la fréquence était au début 

 seulement de 1.000 à 1.300 périodes par seconde. 



En 1897, l'auteur a présenté à l'Exposition de la 

 Société de Physique un appareil de ce genre déjà 

 plus perfectionné (fig. 7), construit avec le concours 

 de MM. Jigouzo et Pellin, permettant la vision 

 directe des courbes et donnant o.OOO à G. 000 vibra 

 Lions propres par seconde, ce qui assurait une 

 assez grande précision pour l'élude des courants 

 industriels. 



L'appareil était double, et donnait à la fois (ce 

 qu'on n'avait pas réalisé encore à cette époque) les 

 courbes de l'intensité de courant et delà différence 

 de potentiel, dans leurs phases relatives, sur un 

 même écran ou sur une même plaque photogra- 

 phique, qui recevait, en outre, une image de l'axe 

 des temps, comme le montre la figure 9. Chacun 



IV. — OsCILLOCHAl'ME A FER DOUX. 



Fig. 7. — Grand oscillographe double à fer doux, modèle de 1897. — F, lampes 

 a incandescence; P, disque tournant entraîné par le moteur synchrone 

 M; 0,, 0„ oscillographes à électro-aimants: P, prismes pour envoyer les 

 rayons lumineux incidents sur les miroirs des deux galvanomètres, et ren- 

 voyer les rayons réfléchis dans le tube L; V, écran d'observation des courbes. 



Dans l'appareil primitif, dont la 

 figure G donne le schéma, un très petit barreau de 

 fer doux M, portant un miroir, était suspendu dans 



des oscillographes était analogue à celui de la 

 figure G et avait son champ produit par un électro- 



