018 ANDRÉ BLONDEL - L'INSCRIPTION DIRECTE DES COURANTS ÉLECTRIQUES VARIABLES 



Fig. 11. — Vue générale de l'oscillographe double à bande de fer. — A, aimant carré; 

 S, barre de fer qu'on peut placer à cheval sur les pùles de l'aimant pour former 

 shunt magnétique, et réduire le champ magnétique et le nombre des vibrations 

 propres; B, une des bobines, détachée du galvanomètre de droite. • 



On démontre, en effet, que le nombre de vibrations 

 propres est la racine carrée de la somme des carrés 

 des nombres de vibrations dues respectivement à 

 l'élasticité de torsion, à la tension (nombre des 

 vibrations transversales) et enfin au champ magné- 

 tique. 



Les figures II et 12 représentent l'ensemble 

 et les détails de construction d'un oscillo- 

 graphe double de ce système, qu'expliquent 

 les légendes de ces figures. 



L'auteur a 

 pu obtenir de- s 



puis un an, 

 par ce dispo- 

 sitif.avecl'ha- 

 bile et persé- 

 vérant con- 

 cours de son 

 assistant M. 

 Dobkévitch ', 

 aujourd'hui 

 constructeur, 

 des fréquen- 

 ces propres de Ï0 à 30.000 périodes par seconde, 

 avec une sensibilité convenable. Cette sensibilité 

 peut être grandement accrue si l'on se contente 

 de 10.000 à 20.000 périodes ; elle atteint alors 

 aisément 100 millimètres par ampère à 1 mètre, 

 et même davantage, si le fer employé est très pur 

 et bien recuit. 



Il semble que ce procédé donne le maximum 

 d'avantages dans l'emploi du fer doux, parce qu'il 

 permet d'atteindre des intensités d'aimantation 

 très élevées de la bande, même avec les champs 

 relativement faibles produits par un aimant per- 

 manent. Ces champs suffisent pour donner, dans 

 un oscillographe simple, 30.000 à 40.000 vibrations 

 avec un aimant un peu fort, 20.001) à 25.000 avec 

 un petit aimant de quelques kilogrammes. 



Dans les oscillographes doubles, on réalise seu- 

 lement 20 à 25.000. Grâce à sa minceur extrême, 

 la bande atteint aisément la saturation. 



L'utilité d'une aimantation saturée est très 

 visible si l'on trace, pour un oscillographe à élec- 

 tro-aimant, des courbes du genre de celles de la 

 figure 13, où l'on a porté en abscisses les ampères- 

 tours magnétisants et en ordonnées les nombres 

 de vibrations doubles par seconde et les sensibi- 

 lités (en millimètres par ampère sur une échelle 

 placée à 1 mètre de dislance). On voit que la sensi- 

 bilité va d'abord en croissant, grâce à l'aiman- 

 tation croissante de la bande, puis qu'elle décroît, 



' L'auteur a été également a^-k(r par MM. Iluris, Tcher- 

 nosvitolf et Farmer; les bandes ont été préparées par 

 MM Gaiffe et Pellin. Les oscillographes sont aussi construits 

 pat M. Carpentier, en France, et M. Oueen, aux Etat-Unis. 



à partir du moment où cette aimantation augmente 



moins vite 

 que le champ; 

 au contraire, 

 le nombre de 

 vibrations va 

 toujours en 

 croissant, d'a- 

 bord très vite, 

 puis plus len- 

 tement, par 

 suite de la sa- 

 turation de la 

 bande etaussi 

 de la satura- 

 lion du noyau 

 de l'électro- 

 aimant. Il y 

 a une très 

 grande diffé- 

 rence entre 

 les résultats, 

 suivant que 



le fer employé est plus ou moins parfaitement doux. 



Fig, 12. — Détail de lu ligure 11. Vue des /décès rapportées 

 enlre les pôles de l'aimant. — P, P, pièces polaires feuil- ' 

 letées en tùle; T, tubes à huile contenant les équipages 

 mobiles; r, v, vis-écrons moletés pour élever ou abaisser 

 les tubes; V, vis sans lin attaquant les roues t) pour orien- 

 ter les lu lies; M. miroir destiné à donner le Irait de repère; 

 R, bouton pour orienter ce miroir. 



aussi bien pour le nombre de périodes que pour 

 la sensibilité. 



