ANDRÉ BLONDEL — L'INSCRIPTION DIRECTE DES COURANTS ÉLECTRIQUES VARIABLES 619 



La sensibilité se règle d'ailleurs dans de larges 

 limites en shuntant magnétiquement plus ou moins 

 l'aimant par un cavalier de fer doux, qui permet 

 d'obtenir toute une gamme de fréquences diffé- 

 rentes. 



11 va sans dire que, la bande étant très petite, 

 il doit en être de même des miroirs ; ceux-ci ont 

 pu, grâce aux efforts de MM. Pellin, Werlein et 

 Dobkévitch, être réduits à 2/10 de millimètre de 

 largeur sur 1/20 à 1/10 d'épaisseur et 5/10 de 

 hauteur. Ils sont en verre ou en mica, argentés 

 par le procédé Martin ou Foucault; ils sont collés 

 à la gomme laque sur les bandes avant le montage 

 de celles-ci ; quant à ce montage, il se fait sur un 

 petit chevalet d'ivoire qu'on introduit ensuite dans 

 la boîte à huile. La bande est ainsi préservée de 

 la rouille, et mise à 

 l'abri de toute dété- 

 rioration. 



(■race à ce dispo- 

 sitif des boites à huile, 

 l'oscillographe à fer 

 doux réalise le même 

 avantage d'inter- 



0.2 0> 06 0.8 1.0 1.2 1> 1.6 1.8 2.0 2.2 2> 2.6 2.8 3.0 



Fig. 13. — Spécimen (fuae courbe de relation entre les intensités 

 du champ magnétique, la sensibilité et la fréquence. — Abscisses : 

 courants d'excitation du champ électro-aimanl en ampères ; or- 

 données de droite : nombres de vibrations doubles par seconde; 

 ordonnées de gauche : déviations à I mètre en millimètres par 

 ampère avec 'le tr^s petites bobines de 6 ohms de résistance . 



changeabilité que je 

 me suis déjà efforcé 

 d'obtenir pour l'ap- 

 pareil bifilaire. Avec 

 une série de chevalets 

 ou de boîtes à huile, 

 on peut réaliser des 

 fréquences et dessen- 

 sibilités variées ; en 

 era ployant, par exem- 

 ple, des bandes plus 

 larges avec de plus 

 grands miroirs, on 



transforme l'appareil de laboratoire en appareil 

 de démonstration pour projections; celles-ci se 

 font sur un écran blanc de 1 mètre carré envi- 

 ron, avec des bandes de 0,8 à 1 millimètre de 

 largeur. 



Enfin, grâce à l'emplacement très restreint 

 occupé par les boîtes à huile et les bobines, qui 

 ont moins de 30 millimètres de largeur, et aux 

 faibles champs nécessaires, il est facile de loger 

 côte à côte, dans un même circuit magnétique, deux 

 et même trois oscillographes semblables et indé- 

 pendants. Il suffit, pour éviter complètement toute 

 influence réciproque, de les séparer, comme le 

 montre la figure 12, par des cloisons de tôles feuil- 

 letées. 



La convergence des images s'obtient par simple 

 orientation des boîtes à huile, comme on le verra 

 avec plus de détails dans le chapitre qui traite de 

 l'observation et de l'enregistrement des courbes. 



V. - Mode d'observation et d'enregistrement 



DES COURBES. 



Les oscillographes, ainsi que les autres appareils 

 d'étude directe, donnent un spot lumineux dont 

 les déviations sont proportionnelles à l'intensité 

 ou à la tension du courant étudié; pour transfor- 

 mer ces déviations en courbes, il faut imprimer en 

 même temps au spot un déplacement qui leur 

 soit perpendiculaire et proportionnel au temps. De 

 nombreux dispositifs mécaniques ou optiques ont 

 été imaginés dans ce but pour l'emploi des oscillo- 

 graphes ou des rhéographes : glace tombante, tam- 

 bour tournant, miroir tournant, miroir oscillant, 

 etc. Tous sont applicables aux oscillographes, mais 

 l'auteur s'est attaché plus particulièrement à per- 

 mettre la vision con- 

 b'.ooo fi nue des courbes à 

 soooo l'œil nu aussi bien que 

 leur photographie. 



Il a reconnu que le 

 dispositif le plus sa- 

 tisfaisant pour obte- 

 nir ce résultat est 

 celui du miroir oscil- 

 lant, imaginé par 

 M. Abraham en 1896. 

 Les rayons lumineux 

 provenant des oscil- 

 lographes sont réflé- 

 chis environ à , (.'j°sur 

 un miroir mobile au- 

 tour d'un axe paral- 

 lèleau plan desdévia- 

 tions de ces rayons. 

 Le mouvement oscil- 

 lant est produit par 

 une came qui donne un mouvement d'aller lent, 

 proportionnel au temps, puis un mouvement de 

 retour brusque aidé par un ressort. Le mouvement 

 de la came est entretenu soit par un pendule, soit 

 préférablernent par un moteur synchrone. 



L'auteur a réalisé pour cette application un petit 

 moteur synchrone à li pôles, extrêmement simple, 

 sans Trotteur ni balais', qu'on voit à droite de la 

 figure 10. L'induit est fixe, l'inducteur est un 

 aimant tournant dont l'axe porte la came et une 

 vis sans fin que commande une petite manivelle. 

 Il suffit de donner à la main quelques tours de 

 cette manivelle, pour lancer le moteur à sa vitesse, 

 et le synchroniser. La came perpendiculaire à 



1 Le principe nouveau de cette construction de moteur 

 est le suivant : un induit fixe, ayant un nombre de pôles 

 multiple impair de 6, présente deux pôles opposés diamé- 

 tralement de signe contraire, qui peuvent exercer des actions 

 concordantes sur les deux pôles d'un aimant inducteur 

 formé d'un simple fer à cheval. 



