ANDRÉ BLONDEL — L'INSCRIPTION DIRECTE DES COURANTS ÉLECTRIQUES VARIABLES 621 



l'image a! U de la fente, et h la largeur du miroir, 

 a le coefficient d'absorption total des rayons dans 

 leur trajet à travers le projecteur et l'oscillographe ; 

 s la surface éclairée du miroir; i l'éclat intrinsèque 

 du cratère de l'arc; (3 le coefficient de diffusion du 

 verre dépoli (qu'on peut remplacer par l'unité, 

 si l'on veut regarder directement les images 

 aériennes à l'aide d'un oculaire micrométrique); 

 d le coefficient d'absorption de la lentille cylin- 

 drique. 



On conçoit combien est précieux ce moyen, qui 



mais un déplacement vertical par vis de rappel, 

 comme on le verra à propos des réglages optiques 

 des appareils. 



Des miroirs très petits, comme ceux dont on a 

 donné plus haut les dimensions, suffisent pour 

 donner un éclairement satisfaisant avec une lampe 

 à arc; mais il ne faut pas exagérer leur étroitesse 

 si l'on veut éviter les effets de la diffraction, qui 

 rend les images beaucoup moins nettes, quand l'on 

 descend au-dessous de 0, mm 5 de largeur. 



Le dispositif qu'on vient de décrire permet la 



Fig. Ifi. — Vue intérieure du même appareil ■< Kodak » double. — 0, aimant à lames, portant à sa partie supérieure les 

 deux oscillographes jumeaux ; D, chambre noire à soufflet; I, lentille cylindrique; m, miroir oscillant du synchro- 

 noscope; M, disque obturaleur monté sur l'arbre et tournant devant 1 "objectif; X, objectif à lentille cylindrique fixé 

 dans la paroi de la caisse et muni d'un diaphragme à trois l'entes éclairant respectivement les miroirs des deux équipages 



mobiles et le miroir de repère 



permet d'augmenter l'éclat, non par la dimension 

 du miroir mobile, mais par celle d'une simple 

 fente fixe ; il résout complètement la question de 

 l'éclairement des oscillographes, quelque petite 

 que soit leur partie vibrante. En outre, il suffit que 

 les miroirs de plusieurs équipages voisins employés 

 simultanément soient placés sur une même hori- 

 zontale, pour que leurs images, fournies par la 

 lentille C à génératrices horizontales, soient égale- 

 ment toutes sur une même horizontale, alors même 

 que ces miroirs ne seraient pas bien verticaux. 



Pour tirer partie de cette dernière propriété, j'ai 

 donné aux boîtes à huile des oscillographes à fer 

 doux non seulement un mouvement d'orientation, 



vision permanente des courbes sur l'écran avec une 

 très grande fixité, grâce à la puissance et à l'amor- 

 tissement du couple du moteur synchrone; on 

 peut les suivre avec un crayon sur le verre dépoli. 



Le secteur tournant sert encore à unautre'usage, 

 très utile pour la vérification de la fréquence et de 

 l'amortissement des oscillations propres des oscillo- 

 graphes, comme on l'expliquera plus loin (p. 627). 



Pour l'étude des phénomènes non périodiques, 

 le moteur synchrone du synchronoscope doit êlre 

 remplacé par un simple moteur à courant continu 

 en conservant la commande par came dans le cas 

 ordinaire ; pour les phénomènes très rapides, on 

 peut supprimer la came et placer le miroir sur 



