ANDRÉ BLONDEL — L'INSCRIPTION DIRECTE DES COURANTS ÉLECTRIQUES VARIABLES 623 



électrique, on adaple à l'objectif un obturateur 

 instantané à déclenchement électrique imaginé 

 dans ce but ; ce déclenchement est produit par un 

 électro-aimant, qui reçoit un courant dérivé aux 

 bornes des charbons du projecteur, par un circuit 

 que ferment successivement un bouton pressé par 

 l'opérateur et deux balais frottant sur un secteur 

 métallique isolé, calé sur l'arbre tournant du mo- 

 teur synchrone; l'angle de calage de ce secteur 

 est délerminé par tâtonnement, de façon que l'ob- 

 jectif se découvre un peu avant que l'image soit 

 projetée sur la glace par le miroir oscillant. 



Enlin, pour faciliter l'emploi de l'appareil, on 

 ajoute un petit tableau de distribution, dans un 

 placard latéral, qui s'ouvre en dehors. 6e tableau 

 contient : ampère-mètre, voltmètre, interrupteurs, 

 fusibles et bornes d'attache des conducteurs; de 

 sorte qu'il n'y a jamais aucun montage de iils à 

 faire. Dans le même but, les rhéostats ou shunts, 

 nécessaires avec les oscillographes employés 

 comme voltmètre ou comme ampère-mètre, peuvent 

 être eux-mêmes installés à poste lixe dans la boite. 



L'ensemble est, ainsi, portatif et indéréglable. 



Un appareil ordinaire se transforme en appareil 

 à projections en recevant les rayons provenant du 

 synchronoscope, non pas sur un châssis, mais sur 

 un miroir à 15°, qu'on adapte au-dessus de l'appa- 

 reil au lieu du couvercle et qui renvoie les faisceaux 

 lumineux horizontalement sur un écran blanc de 

 1 mètre carré environ, placé à 3 ou 4 mètres de 

 distance (lig. 18). En même temps, on remplace la 

 lentille du synchronoscope par une autre de plus 

 long foyer, et les équipages mobiles par d'autres 

 formés de bandes plus larges et portant des miroirs 

 de 1 millimètre de largeur. 



On accroît ainsi l'éclairemenl des points lumi- 

 neux et l'amplitude des déviations au détriment de 

 la fréquence, qui s'abaisse à i ou 3.000, valeur très 

 suffisante pour les démonstrations publiques. Tous 

 ces changements se font presque instantanément. 



Les oscillographes bifilaires peuvent être trans- 

 formés de môme, en quelques minutes, grâce à la 

 facilité qu'on a de remplacer leurs chevalets inté- 

 rieurs par d'autres portant des bifilaires plus 

 larges. 



Cette qualité précieuse d'interchangeabilité de 

 vces appareils permet d'avoir tout prêts, dans un 

 écrin, des équipages de fréquence ou de sensibilité 

 variées ou des rechanges en cas d'accident ; les 

 seules parties délicates des appareils peuvent être 

 ainsi réparées aisément et à loisir, ou plus simple- 

 ment envoyées par la poste au constructeur qui les 

 retourne remises en état de fonctionnement. Ainsi 

 se trouve écartée toute difficulté d'emploi pour les 

 opérateurs les moins expérimentés. 



Moyennant quelques précautions spéciales, les 



oscillographes s'emploient, si on veut, directement 

 sur les réseaux à haute tension, A cet effet, on 

 blinde les parois de la caisse avoisinant l'oscillo- 

 graphe proprement dit de plaques d'ébonite qui 

 l'isolent complètement, et l'on amène les conduc- 

 teurs par des tubes d'ébonite; en outre, on s'arrange 

 de façon à donner une borne commune au volt- 

 graphe et à l'ampèregraphe, de façon qu'il ne 

 s'établisse entre eux que de très faibles différences 

 de potentiel; les rhéostats sont placés en dehors de 

 la caisse. Ce dispositif présente des avantages évi- 

 dents. 



VII. — Comparaison et choix entre 



LES DIVERS TYPES. 



L'oscillographe à fer doux est, grâce à sa cons 

 truction robuste, l'instrument normal qu'il convient 

 d'employer dans les usages industriels. Les perfec- 

 tionnements récents ont permis de lui donner des 

 qualités exceptionnelles de précision et de sensi- 

 bilité qu'on n'avait pu obtenir jusqu'ici. Il n'exige 

 que peu de précautions et peut être mis entre des 

 mains peu exercées. 



Dans les laboratoires aussi, il peut être employé 

 avantageusement dans toutes les recherches où 

 l'on n'a pas à analyser de courants inférieurs au 

 1/10 d'ampère et où l'on ne crainl pas. dans les cir- 

 cuits de voltmètre, la présence d'un peu de self- 

 induction provenant des bobines de l'oscillographe. 

 Celle-ci peut être d'ailleurs compensée presque 

 complètement, comme on le verra ci-dessous, par 

 l'addition d'un condensateur de capacité appropriée. 



Cet oscillographe présente l'avantage d'une fré- 

 quence d'oscillation propre extrêmement élevée, qui 

 assure L'inscription exacte de phénomènes élec- 

 triques oscillatoires atteignant jusqu'à 1.000 oscil- 

 lations par seconde, et qui, pour les courants alter- 

 natifs ordinaires, dispense de tout réglage précis 

 de l'amortissement. 



Le type bifilaire présente de plus grandes sensi- 

 bilités, tout en réalisant des fréquences de plus de 

 lo.ooo périodes complètes par seconde. 11 convient 

 aux recherches de laboratoire, pour lesquelles on 

 désire éviter toute self-induction ou étudier des 

 courants d'intensité intérieure à 1/10 d'ampère. 



Mais il exige un électro-aimant puissant, qui rend 

 l'appareil beaucoup moins portatif que le précé- 

 dent. Il est aussi plus délicat de construction et 

 d'emploi ; on a à craindre de brûler le bifilaire par 

 un court-circuit. Il doit être enfin entretenu à une 

 température constante, malgré réchauffement des 

 bandes produit par le courant, sous peine de voir 

 varier le coefficient d'élasticité des bandes, et par 

 suite la constante de l'appareil. 



L'oscillographe bifilaire doit donc être réservé 



