G24 ANDRE BLONDEL - L'INSCRIPTION DIRECTE DES COURANTS ÉLECTRIQUES VARIABLES 



aux travaux de laboratoire spéciaux dont on vient 

 de parler, et aux opérateurs exercés. 



En outre, il ne peut être employé que si l'on a du 

 courant continu à sa disposition. 



Comme on l'a dit, dans chacune des deux caté- 

 gories précédentes, les oscillographes sont cons- 

 truits à volonté : simples, doubles ou triples. 



Les oscillographes simples, ne comprenant qu'un 

 seul équipage mobile, peuvent cependant enregistrer 

 à volonté un courant ou une force électromotrice; 

 il suffit de munir les oscillographes à fer doux de 

 deux paires de bobines interchangeables, les unes 

 à fil fin, les autres à gros fil. Quant à l'oscillographe 

 bifilaire, toujours à fil fin, il joue le rôle de volt- 

 mètre ou d'ampèremètre, suivant qu'on le monte 

 en série avec une grande résistance ou en dériva- 

 tion sur une faible résistance. Le type simple, suf- 

 fisant pour des études 



l'instrument à celle du courant alternatif étudié- 

 Par exemple, avec la fréquence 25.000, on peut 

 étudier avec une précision de 1 % ainsi définie des 

 courants alternatifs de 250 périodes, sauf la correc- 

 tion de la self-induction, dont on va parler. 



La self-induction de l'instrument L est prati- 

 quement négligeable avec les oscillographes bifi- 

 laires et avec les oscillographes à fer doux à gros 

 fil, jouant le rôle d'ampères-mètres; elle n'entre en 

 ligne de compte que dans les oscillographes-volt- 

 mètres à fer doux. Or, il est facile de voir qu'elle 

 équivaut alors à un simple accroissement d'amor- 

 tissement. En effet, l'équation du galvanomètre- 

 voltgraphe peut s'écrire sensiblement (au deuxième 

 ordre près*: : 



/ . , CL \ de , _„ GU 



*s+ 



K + IV 



d'ateliers, doit être 

 remplacé par le type 

 douille quand on veut 

 inscrire à la fois, et 

 non successivement, la 

 tension et le courant 

 pour en mesurer le 

 décalage; c'est le cas 

 ordinaire de la pra- 

 tique. 



Les oscillographes 

 triples trouvent enfin 

 leur application spé- 

 ciale dans les recher- 

 ches de laboratoire, 

 quand on veut inscrire 

 à la fois le courant con- 

 sommé, la tension aux 

 bornes et une autre 



u 



I 



L 



r 



A mpères 



Fig. 20. 

 Fie. 19 et 20. — Influence de la variation du champ directeur 

 (champ produit par un électro-aimant) sur la précision des 

 oscillographes, déterminée par l'inscription d'une courbe d'éta- 

 blissement etde rupture d'un courant constant. — Les excita- 

 tions sont indiquées en ampères; la figure 19 se rapporte à un 

 amortissement trop faible (huile de vaseline), et la figure 20 

 à un amortissemen trop fort (huile de ricin). 



variable corrélative, telle que la force électromo- 

 trice produisant le courant, ou les variations d'un 

 courant soumis à des réactions, etc. 



VIII. 



Limite d'emploi des oscillographes. 



Les oscillographes sont plus simples que toutes 

 les autres méthodes et se prêtent à une inscription 

 facile dos courbes avec une précision bien plus 

 grande. Leur emploi n'est limité que par la rapi- 

 dité des variations du courant. Il ne faut guère 

 dépasser des fréquences supérieures au 1/30 de 

 leur fréquence propre. Leur exactitude dépend de 

 l'inertie, de l'amortissement et de la self-induc- 

 tion. En ce qui concerne les deux premiers fac- 

 teurs, il suffit de savoir qu'avec l'amortissement 

 critique, la précision, dans le cas usuel le plus 

 défavorable (inscription de rectangles), est sen- 

 siblement égale au rapport de la période de 



K, A, C conservant les 

 mêmes significations 

 que plus haut, et U, R 

 et R' désignant respec- 

 tivementla tensionaux 

 bornes, la résistance 

 du vollgraphe et la 

 résistance supplémen- 

 taire du circuit en série 

 avec lui. On peut donc 

 toujours compenser 

 pratiquement la self- 

 induction en réduisant 

 l'amortissement, ou in- 

 versement se servir de 

 cette self- induction 

 pour aider à l'amor- 

 tissement s'il est insuf- 

 fisant 1 . 



11 existe, du reste, un autre procédé très simple 

 pour compenser la self-induction et même l'amor- 

 tissement; il suffit de shunter la résistance morte 

 R' par un condensateur réglable, dont nous appel- 

 lerons c la capacité. On démontre, en effet, que 

 l'on a alors, encore au deuxième ordre près, sen- 

 siblement : 



[a+^-CcR^ + C.: 



-+ U + 



It + H' 



t". 



On peut donc toujours annuler les deux derniers 

 termes de la parenthèse, ou même la parenthèse 

 tout entière, par un choix expérimental convenable 

 de la capacité. Il va sans dire qu'il faut, pour que 

 colle-ci soit bien définie, employer de préférence 



1 J'ai indiqué d'ailleurs antérieurement {Lumière Electri- 

 que, 1S94) comment on peut toujours d'une courbe, faussée 

 par l'amortissement, l'inertie ou la self-induction, déduire 

 la courbe rigoureuse à l'aide d'une correction par points 

 peu compliquée. 



