ANDRE BLONDEL - L'INSCRIPTION DIRECTE DES COURANTS ÉLECTRIQUES VARIABLES 625 



des condensateurs à mica ou à huile de ricin. 

 Mais, en fait, l'amortissement et la self-induction, 

 dans leurs limites ordinaires, laissent une précision 

 suffisante pour que l'artifice du condensateur soit 

 inutile, dans la pratique courante, la capacité pro- 

 pre des bobines étant suffisante. 



étudier. La courbe exacte doit être formée d'une 

 série de rectangles parfaits. On peut encore sim- 

 plifier l'essai en étudiant simplement la courbe 

 d'établissement d'un courant continu périodi- 

 quement interrompu (la courbe de rupture ne peut 

 être employée, parce que la rupture est plus ou 



J*Lér>o 



Jiépo 



Fig. 21, 22. 



Fig. 23, 24, 25. 



Fia 26 



I''ig. 27, 28. 



Fig. 29. 



J 



J^fif, 



_^l 



Fie. 30. 



Fig. il à 30. — Courbas de rupture et d'établissement 'lu courant appliquées à la vérification de la précision des oscillo- 

 graphes. 



Fig. 21 et 22. — Oscillographe a bande, réglé à {2.000 périodes, sous 110 volts, amortissement par l'huile de cèdre, rigou- 

 reusement apériodique à 16° (fig. 21 1, et un pou plus faible ilig. 22, sous l' influence, d'une température plus élevée. 



Fig. 23, 21, ï.'). — Le même oscillographe, amorti à l'excès par l'huile de ricin. — A et 11. angles d'établissement, puis île 

 rupture arrondis par l'effet d'amortissement exagéré; C, angle d'établissement rectifié par l'addition d'une faible 

 capacité en dérivation sur la résistance ajoutée en série avec l'oscillographe; D, le même angle déformé par exagéra- 

 tion de la capacité additionnelle. 



Fig. 26, 21, 28. — Le même oscillographe, avec amortissement un peu trop faible produit par l'huile de vaseline. — A et H, 

 angles d'établissement et de rupture laissant apparaître les oscillation- propres insuffisamment amorties; C, angle 

 d'établissement rectifié par addition d'une self-iuductance en série ; 0, le même augle arrondi par l'addition d'une 

 self-inductance exagérée. 



Fig. 29 et 30. — Le même oscillographe, amorti à l'huile de ricin, sous G volts seulement. — L'insuffisance de la résistance 

 en circuit laisse apparaître eu A et li un coude très arrondi a l'établissement et à la rupture par -uitr d'un excès 

 d'amortissement et de la self-inductance propre de l'appareil, qui devient sensible (comparer à la ligure 23); eu C, 

 l'angle d'établissement est rectifié par addition de capacité en dérivation. 



IX. — VÉRIFICATIONS EXPÉRIMENTALES DES CONDITIONS 

 DE PRÉCISION DES OSCILLOGRAPHES. 



Il existe un moyen simple de vérifier les condi- 

 tions de précision d'un oscillographe; il suffit de 

 lui faire inscrire une courbe de courants continus 

 inversés périodiquement avec une fréquence com- 

 parable à celle des courants alternatifs qu'on veut 



REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1901. 



moins altérée par l'étincelle et d'autres effets); 

 cette vérification se fait, pour l'oscillographe-volt- 

 mètfe, en faisant passer le courant qu'on y envoie 

 par le secteur tournant cale sur l'arbre du taotenr. 

 Les figures 19 à 30, qui montrent des résultats 

 variés ainsi obtenus, font aisément comprendre 

 cette méthode, en même temps qu'elles confirment 

 les indications théoriques qui précèdent. 



13" 



